82 Memorias de la Sociedad Científica 
e 



Se coloca una mira á una distancia del instrumento, medida 
de antemano, ex : 100 metros, y que han sido contados á partir 
del eje. Se mira por el anteojo y se asegura que el cociente de D 
por M, Ó lo que es lo mismo, que la distancia medida, dividida 
por las divisiones de mira interceptadas, es igual al coeficiente 
constante. Si, por ejemplo, este coeficiente es 100 y la mira se 
ha colocado 4 100 metros, la parte de ella interceptada por las 
visuales, deberá ser de un metro. 
V 
La aplicación de los instrumentos angulares, es decir, el mo- 
do general de emplearlos, es la cuestión que ahora va á ocupar 
nuestra atención. 
La medida de un ángulo puede hacerse en grados centesi- 
males Ó sexagesimales; por tanto, los círculos de los gonióme- 
tras vienen siempre divididos en grados y sus subdivisiones. 
Ahora, como las divisiones resultan siempre muy pequeñas, 
aun cuando la aproximación del instrumento sea de uno ó dos 
minutos, se colocan sobre la graduación microscopios que la 
aumenten, para poder hacer con seguridad las lecturas; y para 
poder llevar la aproximación hasta el grado indicado, se hace 
uso de la disposición inventada por Pedro Vernier' y que no me 
detendré en describir, por ser tan conocida. Este invento se 
atribuyó mucho tiempo al portugués Pedro Núñez y vienen de 
allí las denominaciones de Vernier y de Nonius que se dan á 
esta disposición. 
Para efectuar la medida de un ángulo, se monta el instru - 
mento en su tripié, en seguida se coloca en el vértice deseado, 
haciéndolo centrar por medio de una plomada, arreglada de 
manera que venga á ser la prolongación del eje principal que 
pasa por el centro del círculo horizontal. 
1 Geómetra francés, muerto en 1637. 
