
“ANTONIO ALZATE.” 383 

Los efectos producidos por la contracción, tal como se podía obser- 
var á la simple vista, eran, pues: Disminución del volumen de las au- 
rículas durante el presístole con depleción de las mismas, denotada 
por su cambio de coloración, palidecían notablemente. Durante este 
mismo tiempo tenía lugar la repleción de los ventrículos (Ausocardia 
de Cerudini), los que gradualmente se ponían más rojos aumentando 
su volumen al máximo. En seguida, sistole con disminución de su 
volumen y marcada palidez consecutiva á su depleción. (Mefocardia.) 
Ya indiqué cuales fueron las dificultades con que tropecé por parte 
de la delicadeza de un órgano tan pequeñito y sensible, tan fácil de 
comprimir más de lo debido y naturalmente de alterar en su funcio-. 
namiento. Las gráficas que obtuve y que paso á estudiar las suminis- 
tró el cardiógrafo directo de Laulanié que no necesito describir por 
ser bien conocido de todos los fisiologistas, pero cuyos fuertes resortes 
lo hacen muy difícilmente aplicable en casos semejantes. En vista de 
estas dificultades fabriqué personalmente un cardiógrafo especial cuya 
descripción es la siguiente: 
El aparato en su conjunto es una combinación del tambor doble 
conjugado de Marey apropiado al corazón de los animales pequeños, 
y de la pinza cardiográfica del mismo autor que sirve para tomar di- 
rectamente la inscripción de los latidos del corazón de la rana. Quité 
las palancas de inscripción á dos tambores de Rummo y los coloqué, 
membrana contra membrana, sostenidos por un soporte, dejando entre 
las dos cápsulas (Cap. Cap. véase fig. 1), el espacio suficiente para que 
cupiera el corazón (Cor.). Los tubos de trasmisión de ambos tambo-. 
res se reunían en uno como se ve en (Conj.). Así, pues, tomado 
el corazón entre dos cojines perfectamente elásticos y suaves que no 
podían molestarlo en lo más mínimo, transmitía sus movimientos á 
las dos membranas que simultáneamente los llevaban á la palanca 
del tambor inscriptor. El soporte (S. S. $.) sólido, inflexible, estaba 
dispuesto para poder colocar las membranas de los tambores exacta- 
mente en el punto preciso, de manera que el órgano no sufriera ni la 
más ligera desviación, compresión ó estiramiento, y el pie de este so- 
porte venía á quedar bastante lejos para no estorbar ni á los movi- 
mientos ni á la vista. 


