INFLUENZA DEGLI ERRORI STRUMENTALI DEL TEODOLITE 



19 



sizione sinistra, hi media dei due valori sarà indipendente dagli 

 errori di coìlimazione e d'inclinazione dell'asse di rotazione del 

 cannocchiale. 



Però nella maggior parte delle misure geodeticlie le distanze 

 zenitali degli oggetti che si guardano sono prossime a 90°, quindi 

 anche la parte della (7) dipendente da v è in generale una quan- 

 tità piccolissima sempre che si è avuto cura di rendere v una 

 quantità piccolissima. 



In un angolo il massimo errore dipendente dalla scorrezione 

 V è 



±2vcoiz ... .(8), 



z essendo la più piccola delle distanze zenitali dei due oggetti. 



La tavola seguente calcolata da Jordan ('") dà i valori esatti 

 di t'cot^ per diversi valori delle quantità z e v. 



Essa mostra ad evidenza quanta deve essere la cura dell'os- 

 servatore nel rendere orizzontale il cerchio graduato del teodolite. 



Valori di ^ coi z . 



(*) Cfr. W. Jordan: Handbuch der Vermessungskiinde, pag. 241. 



