VAHIAZIONI-; DI VOLl'ME DI AfX'UNI METAIJJ ài 



lampada a gas a molte fiamme; e lateralmente viene pure riscal- 

 dato da una seconda lampada a gas ad anello , che circonda il 

 vaso circa a metà della sua altezza. 



Per impedire che la rapida affluenza dell'aria circostante abbia 

 a tenere troppo abbassata la temperatura del vaso di ferro, e por 

 diminuire anche la grande irradiazione, tutto l'apparecchio è cir- 

 condato da un ampio cilindro di grossa lamina di ferro stagnato ; 

 dei fori praticati nella sua parte inferiore lasciano accedere l'aria 

 necessaria alla combustione del gas, e un coperchio di lamina di 

 rame chiude, ben inteso non ermeticamente, lo spazio anulare 

 aperto, che rimane superiormente fra il vaso interno di ferro ed 

 il cilindro esterno ora descritto. 



È nel tubo di vetro centrale, iuimerso nella paraffina del reci- 

 piente di ferro, ed esso pure riempito della stessa sostanza, che 

 introduco il dilatometro assieme ad un termometro a mercurio 

 con pressione interna, e ad un agitatore tenuto in costante mo- 

 vimento. Mercè tale disposizione il cannello del dilatometro è 

 visibile in virtù della trasparenza della parte sporgente del tubo 

 di vetro. Allorquando nelle esperienze mi accorgo che tutto il 

 bismuto contenuto nel dilatometro è fuso, e che ha raggiunto 

 per questo, la sua posizione più bassa nel cannello, sollevo o 

 immergo maggiormente il dilatometro nel bagno interno, cioè 

 nella paraffina del tubo, in modo che la estremità della colon- 

 nina di metallo fuso sia appena visibile, e sia quindi maggiore 

 la parte del cannello, che pesca insieme col serbatoio del dilato- 

 metro nella parte più bassa del tubo di vetro centrale, che è 

 circondata dal bagno esterno di paraffina. Siccome la temperatura 

 della pai'affina della parte sporgente del tubo di vetro viene ad 

 essere eguale a quella della parte immersa per elfetto del con- 

 tinuo rimescolamento prodotto dall'agitatore, ne risulta che anche 

 il bismuto contenuto nel cannello si mantiene liquido e può se- 

 guire le variazioni di volume della massa metallica racchiusa nel 

 bulbo deiristrumento. 



Quando la variazione di volume del bismuto corrisponde ad un 

 aumento, non è necessaria alcuna precauzione speciale, per cono- 

 scere la vera posizione della colonnina metallica neirinterno del 

 tubo sottile; allorché invece corrisponde ad una diminuzione di 

 volume, per assicurarmi che essa segue regolarmente i movimenti 

 della massa principale, ho l'avvertenza di scuotere di tratto in 

 tratto il dilatometro, oppure di premere lievemente la superficie 

 libera del metallo fuso con un sottile filo di ferro. 



