SULLA VARIAZIONE DI VOLT'ME DI ALCUNI METALLI 485 



metallica, che copre lo spazio che rimane libero fra esso cilindro 

 e il vaso, e contemporaneamente ripara quella parte di stagno 

 fuso, che restando in diretto contatto coU'aria atmosferica si raf- 

 fredderebbe più rapidamente. 



I dilatometri vengono di tanto immersi nella provetta interna, 

 che il limite superiore al quale giunge il metallo liquido in essi 

 contenuto, si mantenga sempre per circa tre centimetri al disotto del 

 livello della paraffina. In questo modo nel mentre vi è la possibilità 

 di mantenere tutte le parti del dilatometro in un ambiente ad eguale 

 temperatura, si possono pure fare facilmente le letture mediante 

 un cannocchiale posto a qualche distanza davanti all'apparecchio 

 procedendo in modo simile a quello già indicato nella nota citata. 



Per ottenere costanza nella temperatura del bagno riscaldante 

 l'accesso del gas alla lampada si regola con chiavetta a vite. L'uni- 

 formità di temperatura in tutta la massa della paraffina è age- 

 volata mediante un continuo e regolare rimescolamento prodotto 

 da un agitatore metallico comandato da un pendolo costituito da 

 un'asta di ferro della lunghezza di oltre un metro portante alla 

 sua estremità un peso di più di 20 Kg. 



1 dilatometri ed i termometri necessarii alle esperienze si fis- 

 sano in un tappo di sovero che chiude il tubo contenente la pa- 

 raffina; l'agitatore scorre colla sua asta in un cannello di vetro, 

 che lo guida nella corsa, e che è pure fissato nello stesso tappo. 



Alle temperature più alte che si sono raggiunte, la paraffina 

 bolle, ma i suoi vapori si condensano nella parte superiore del 

 tubo di vetro ; così si evita la continua diminuzione di paraffina 

 e l'incomodo svolgimento di vapori nel laboratorio. 



I dilatometri riempiti coi tre metalli stagno, cadmio e piombo, 

 si devono trattare con cure speciali. 



Nelle determinazioni col bismuto era necessario usare molte 

 cautele per impedire la rottura dei dilatometri al momento della 

 solidificazione del metallo; nel caso attuale invece si corre lo 

 stesso pericolo quando i metalli si fondono. 



Kiscaldando senza precauzione un dilatometro riempito con 

 uno degli accennati metalli (Sn, Pb, Cd), il metallo incomincia 

 a liquefarsi prima nel bulbo che nel cannello , e per il conse- 

 guente aumento di volume si produce una tensione interna che 

 fa scoppiare il dilatometro. 



Per questa ragione i dilatometri non si possono direttamente 

 riscaldare nel bagno di paraffina, ma si devono introdurre in esso 



