SULLA VARIAZIONE 1>[ VOLUME DI ALCUNI METALLI 480 



Visto che col metodo seguito si possono ottenere dei risultati 

 buoni per la loro concordanza, così allo scopo di raggiungere un 

 maggior grado di approssimazione, abbiamo voluto studiare anche 

 il coefficiente di dilatazione del vetro impiegato nella preparazione 

 dei dilatometri, per temperature molto vicine a quelle alle quali 

 facevamo le determinazioni. 



Non sarebbe certamente cosa semplice il determinare il coef- 

 ficiente di dilatazione di tutti i dilatometri che si costruiscono ; 

 che troppo grande è il numero di quelli che si spezzano quando 

 si devono riempire di metallo. Ci siamo perciò limitati a studiarne 

 uno, e dei valori ottenuti con esso ci serviamo per i calcoli relativi 

 a tutti i dilatometri, che sono costruiti con diverse porzioni di 

 uno stesso tubo. La determinazione del coefficiente di dilatazione 

 del dilatometro prescelto è stata fatta colla massima accuratezza, 

 dopo averlo riempito con mercurio e usando il bagno anzi de- 

 scritto. Abbiamo fatto numerose determinazioni prossime a 230" 

 e a 300°; e come medio coefficiente di dilatazione cubica abbiamo 

 ottenuto 



fra e 232° A: = 0,0000305 , 



fra e 304" A; = 0,0000322 . 



Ammettendo, come non è molto lontano dalla realtà, che il 

 coefficiente di dilatazione del vetro varii proporzionalmente alle 

 variazioni di temperatura, abbiamo calcolati i valori della se- 

 guente tabella, che danno il medio coefficiente di dilatazione del 

 vetro di 25 in 25 gradi fra 200^ e 350". 



0°— 200" A = 0, 0000297 , 0°— 300" /. = 0,0000821, 



—225 303 , 0-325 327, 



—250 309 , 0-350 383. 



-275 315 , 



Questi valori sono poco differenti da quelli trovati da altri 

 sperimentatori per il coefficiente di dilatazione del vetro ad ele- 

 vata temperatura. Cosi il Pisati (1) ha trovato per un dilato- 

 metro impiegato nello studio del solfo fuso i seguenti numeri 



fra 0° e 100" A- = 0,00002713 , 



fra e 230" A=: 0,00002999 , 



1.1) G. Pisati, Gazzetta Chimica italiana, 1874. 



