SUL DISPERDIMENTO DELL'ELETTRICITÀ NELL' ARIA UMIDA 505 



fino a rammollimento, facendo rientrare detto fondo con un'asta 

 di ferro e poi tagliando in giro col carbone ad altezza conve- 

 niente le pareti del pallone e del fondo rientrante]. 



Il tubo di vetro aveva saldato lateralmente un tubetto in 

 cui scorreva un grosso filo di rame, di diametro uguale a quello 

 interno del tubetto, che permetteva di caricare e scaricare la 

 bilancia (ossia l'astina e la sfera mobile) senza togliere il reci- 

 piente di latta. 



Con questa disposizione i sostegni trovavansi nell'aria della 

 bilancia disseccata da un largo vaso pieno d'acido solforico con- 

 centrato (il quale serviva anche allo smorzamento delle oscilla- 

 zioni mediante un cilindretto di vetro attaccato al filo di tor- 

 sione), mentre la sfera d'ottone, che giungeva a metà altezza nel 

 recipiente di latta , ed una parte dell' astina si trovavano nel- 

 l'aria di cui si poteva variare il grado di umidità. 



Dapprima temendo che il vapor acqueo potesse penetrare 

 dal recipiente coll'aria umida nella bilancia in quantità suffi- 

 ciente per diminuire l'isolamento dei sostegni (poiché osservavo, 

 contrariamente alle esperienze a basso potenziale, un'influenza 

 dell'umidità dell'aria sul disperdimento), usai il tubo di vetro 

 lungo fino a 25 cm., indi ritenni più che sufficiente un tubo 

 di vetro di 14 nim. di diametro interno e 12 cm. di lunghezza. 

 Da un lavoro sul coefficiente di diffusione nel vapor acqueo (1) 

 i cui risultati furono confermati dal Winkelmann (2), risulta che 

 la quantità di vapore che attraversa un tubo pieno d'aria, nelle 

 condizioni di queste esperienze, è prossimamente di mgr. 0,024 

 per minuto primo. Questa piccola quantità di vapore giungendo 

 lentamente e diffondendosi nel grande spazio interno della bilancia 

 ed essendo mano a mano assorbita dall'acido solforico non può 

 certamente agire in modo sensibile sui sostegni. 



Per sperimentare procedevo in tre modi. Talvolta caricavo 

 la bilancia ad un potenziale conveniente, adattavo il recipiente 

 con aria secca ed osservavo la variazione della deviazione per 

 un certo tempo (10' a 30), indi toglievo il recipiente con aria 

 secca e ve ne sostituivo un altro uguale , ma con aria umida, 

 osservavo similmente la variazione della deviazione per un certo 



(1) Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, voi. XIX (1882). - 

 Repertorium der Physik, XIX (1883). 



(2) Wied. Ann., XXII, p. 159 (1884). 



