DETERMINAZIONI DI LATITUDINE 409 



dianzi, di poter correggere tale errore spostando il reticolo) il 

 vantaggio incomparabile di una grande costanza nella direzione 

 della linea di fiducia. 



Il valore di una divisione del livello fu determinato ripetu- 

 tamente nel 1888 e nel 1889 ad un esaminatore di recente 

 acquistato dall'Osservatorio, osservando scrupolosamente le norme 

 indicate nella mia citata Memoria sulla latitudine di Termoli. 

 Dalle mie determinazioni, fatte alla temperatura media di -f- 2°, 8, 

 ebbi 



P = 1", 7235, 



mentre l'ingegnere Aschieri nell'aprile 1889, trovò, alla tempe- 

 ratura media di + 14°, 9 , 



l p = 1, 6948 . 



Queste determinazioni non sono in numero sufficiente per 

 dare con esattezza un eventuale coefficiente termometrico ; d'altra 

 parte, essendo il livello munito di un serbatojo che permette di 

 allungare od accorciare a volontà la bolla, la ricerca di tale 

 coefficiente diventava affatto superflua. In tutte le determina- 

 zioni di latitudine ritenni adunque senz'altro il valore costante 



1*..= 1'', 71 , 



curando che l'inclinazione fosse sempre piccola, e che i segni del 

 termine che ne dipende fossero alternati. 



Nel quadro che segue sono esposti i risultati delle determi- 

 nazioni di latitudine, calcolate coll'ajuto delle note tavole di 

 Otto Struve (1), e corrette, secondo le indicazioni ivi contenute, 

 per l'andamento dell'orologio e per l'errore d'inclinazione. Per 

 ragioni di spazio debbo limitarmi a dare i risultati già corretti 

 e ridotti alla media dei fili, avvertendo che tutte le osservazioni, 

 ad eccezione di pochissime, furono fatte a otto fili, e constano 

 quindi di 32 appulsi. 



(1) Tabulae auxiliares ad transitus per planum primum verticale redu- 

 cendos inservientes. Edidit Otto Struve, Speculae Pulcovensis director. 



