sull'origine della forza elettromotrice 519 



di equilibrio fra le resistenze per cui non si La corrente nel gal- 

 vanometro, si chiude il circuito della coppia a studiarsi ; qua- 

 lunque sia la variazione di temperatura , che avvenga in essa , 

 sarà accusata da una corrente nel galvanometro. 



Il recipiente della coppia a studiarsi è costituita da un tubo 

 d'assaggio di vetro lungo 7 cm. e del diametro interno di 2 cm. 

 Entro ad esso portati da un tappo sono disposti due tubi di vetro 

 cilindrici sottili coassiali, l'uno lungo 6 cm. e del diametro interno 

 di 1 cm., l'altro lungo cm. 4,5 e del diametro interno di 6 mm. 

 Attorno ad una porzione di ciascuno di questi tubi è avvolto un 

 filo di platino del diametro eli l f di millimetro. Le estremità 

 di questo filo sono unite ad un filo più grosso di platino che 

 serve à stabilire le comunicazioni col rimanente del circuito. Questi 

 fili di platino, che costituiscono due lati opposti del ponte, sono 

 coperti di un sottile strato di lacca, ottenuto da una soluzione 

 concentrata di lacca nell'alcool. In tal modo riescono isolati dai 

 liquidi della coppia. I due tubi interni sono aperti inferiormente 

 e sono immersi nel liquido della coppia; nel centrale si introduce 

 uno dei metalli polari, fra il secondo e la parete del tubo esterno 

 l'altro metallo. 



In un altro recipiente, si hanno gli altri due lati del ponte, 

 e le cose sono disposte nello stesso modo eccetto che esso è riem- 

 pito di acqua, non vi sono naturalmente le lamine polari, e nel 

 tubo centrale è introdotto un termometro a piccolo bulbo. 



Ho voluto accompagnare lo studio dei fenomeni termici colla 

 determinazione della f. e. A questo scopo mi sono servito del 

 metodo elettrometrico, e dovendo misurare f. e. piccole e per 

 evitare la polarizzazione scelsi come strumento di misura l'elet- 

 trometro di Lippmann. Siccome non me ne poteva provvedere uno, 

 ho costrutto la parte in vetro ed ho interposto il recipiente colla 

 punta ; ffilata fra il porta-vetrino e l'obbiettivo di un microscopio 

 Hartnach, coricato orizzontalmente e posto sopra un tavolo con 

 gambo a dentiera per poter innalzare e abbassare conveniente- 

 mente il microscopio. Il metodo è quello di compensazione. Si 

 opponeva la f. e. da misurarsi ad una differenza di potenziale va- 

 riabile, presa nel circuito di una o due Kittler, la quale si re- 

 golava in modo da ricondurre allo zero l'elettrometro posto nella 

 derivazione. L'elettrometro era sensibile ad Y1200 ^ vo ^- 



La figura qui unita, puramente schematica, rappresenta la 

 disposizione generale di tutto il mio apparecchio. In A e B sono 



