sull'origine della forza elettromotrice 521 



concio la grandezza della f. e. a misurarsi. Si confrontava la coppia 

 da studiarsi con un campione Latimer- Clark, costrutto dal Car- 

 pentier. Si aveva poi un commutatore apposito per sostituire l'uno 

 all'altro, il campione e la coppia. Riguardo al valore della La- 

 timer-Clark, Lord Rayleigh ha trovato 1M34, e più recente- 

 mente von Ettinghausen l v 427 a l v 433; si adottò il valore l v 434 

 alo ammettendo una variazione di V 008 per grado. 



L'introduzione del filo del ponte di Elliott con scala milli- 

 metrica fra i due bracci contigui A l e B { , mi forniva non solo 

 il modo di ottenere meglio l'equilibrio, ma anche quello di ve- 

 rificare ogni volta la sensibilità del metodo di osservazione. Il 

 galvanometro adoperato è un galvanometro a riflessione del 

 Thomson, pure della casa Elliott. La sua resistenza interna è 

 uguale a ohms 0, 52133 a 20°. La scala a lampada è divisa 

 in millimetri e distava dallo specchio circa lm. Con una lente si 

 poteva apprezzare anche uno spostamento dell'immagine della 

 fiamma di V- di mm. Per indicare la sensibilità ottenuta dirò 

 che quando si era raggiunto l'equilibrio, per uno spostamento 

 del tasto di lmm. nel ponte di Elliott, si aveva una deviazione 

 di 2 divisioni, adoperando una sola coppia Danieli. Ora la re- 

 sistenza del filo del ponte, misurata col metodo di Thomson, 

 risultò uguale a ohms 0, 2063 per 1 m. di lunghezza, il che 

 equivale a 0, 000 2063 per millimetro, essendosi anche trovato 

 uniforme il filo. Ora lo spostare di 1 mm. il tasto in un dato 

 senso corrisponde ad aumentare la resistenza di A { e diminuire 

 quella di B ì , della detta quantità e trattandosi di resistenze 

 presso a poco uguali, corrisponde ad aumentare la resistenza di 

 A. del doppio di quella quantità, cioè di ohms 0, 000 4126. 

 D'altra parte la resistenza della spirale A x era ohms 18.4. Se 

 adottiamo come coefficiente di variazione di resistenza colla tempe- 

 ratura per il platino « = 0,00247, e ritenendo B t =B (1+ at) 

 avremo che la variazione di temperatura corrispondente alla va- 

 riazione di resistenza 0,0004126 sarà data da f = 0°, 00 908. 

 Una variazione di temperatura di meno di x j di grado in una 

 sola spirale era già quindi accusata da una deviazione di due 

 divisioni. Se questa variazione succede nelle due spirali opposte 

 allora, trattandosi di quattro resistenze uguali, la intensità della 

 corrente nel galvanometro riesce approssimativamente doppia e 

 quindi si avrebbero 4 divisioni. Quindi uno spostamento di 

 1 div. sulla scala nelle condizioni di sensibilità che si avevano 



