DENSITÀ DI ALCUNI METALLI ALLO SrATO LIQUIDO 39 



Il termometro ad aria da noi impiegato è quello del Jolly ; 

 e lo abbiamo adoperato con un catetometro (uscito dall'officina 

 del Miller di Innsbruck) che dà il cinquantesimo di millimetro. 



Per il confronto dei due termometri alle diverse temperature 

 abbiamo usata, per l'apparecchio riscaldante, la stessa disposizione 

 che serv'i nello studio dei metalli. 



E inutile descrivere nei minuti particolari il modo col quale 

 abbiamo condotto le lunghe, numerose esperienze ed i tentativi 

 ed i ripieghi ai quali abbiamo dovuto ricorrere dapprincipio per 

 porci in buone condizioni ; tutti conoscono le difficoltà che si 

 incontrano nell'uso del termometro ad aria, specialmente a tem- 

 perature molto elevate. Diremo solo , che dovendo raggiungere 

 la temperatura di 350", allo scopo di evitare l'impiego di forti 

 pressioni per mantenere invariato il volume dell'aria del termo- 

 metro, abbiamo avuto l'avvertenza di riempire il bulbo di esso 

 con aria un po' rarefatta. 



Il termometro a mercurio da controllare, essendo diviso sem- 

 plicemente in gradi, non permette nelle letture se non l'apprez- 

 zamento dei decimi ; e perciò nella misura delle temperature 

 elevate quali si dovettero raggiungere nello studio dei metalli , 

 causa la correzione per la colonna sporgente del termometro e 

 la piccola incertezza che rimane sempre in quella da portarsi per 

 lo spostamento dello zero, abbiamo ritenute incerte le indicazioni 

 del decimo di grado. Nelle attuali determinazioni come risulta 

 in seguito, le indicazioni del termometro a mercurio e quelle del 

 termometro ad aria nelle varie serie di esperienze si possono rite- 

 nere esatte entro il decimo di grado. 



Prima del confronto, determinammo il coefficiente di dilata- 

 zione dell'aria rinchiusa nel bulbo del termometro, e come media 

 di tre determinazioni che diedero valori molto concordanti, tro- 

 vammo 



a = 0, 0036673 



numero che impiegammo in seguito nel calcolo delle temperature. 

 Nella seguente tabella diamo i risultati di due serie di misure 

 di confronto dei due termometri. Sotto t sono segnate le tem- 

 perature del termometro ad aria; e sotto t' le indicazioni del ter- 

 mometro a mercurio ; nella colonna d sono registrate le differenze 

 fra #' e f. 



