SUI CALORI SPECIFICI 83 



adottai il partito di sollevare il termometro, opportunamente bi- 

 lanciato da un contrappeso, all'istante in cui il calorimetro va 

 portato sotto Tappareccliio riscaldante, e immergerlo rovamente 

 nel calorimetro appena questo sia ritornato nella posizione nor- 

 male. 



Esaminai se questo modo di operare portasse errore sensibile 

 e mi accertai di poterlo seguire con sicurezza, percbè nel breve 

 tempo, cbe il termometro sta sollevato, la sua temperatura varia 

 pochissimo. 



Gli apparati riscaldanti vengono portati alla temperatura 

 necessaria mediante uno o due anelli di fiamme a gas, che lam- 

 biscono la superficie laterale dei recipienti di ferro. 



Per difendere il calorimetro dal calore che il recipiente di 

 ferro può inviare ad esso nei brevi istanti in cui gli sta sotto, 

 un disco di legno viene interposto facendolo girare intorno ad 

 un asse eccentrico in piano orizzontale. L'asse è quello stesso 

 che sorregge il recipiente di ferro. 11 disco è forato per lasciar 

 passare la sostanza su cui si sperimenta. Lo spazio che la so- 

 stanza deve percorrere nell'aria esterna per passare nel liquido 

 del calorimetro, è brevissimo, sicché non v'è da temere perdita 

 sensibile di calore. L'operazione poi si fa così rapidamente e il 

 calorimetro è tanto difeso, de è pur trascurabile la quantità di 

 calore che l'apparato riscaldante può inviare al calorimetro sot- 

 toposto. Apposite esperienze confermarono le previsioni fatte. 



Per abbreviare il tempo durante il quale succede la trasmis- 

 sione di calore, viene agitato in quel periodo anche il corpo 

 immerso. 11 liquido del calorimetro viene inoltre mescolato con- 

 tinuamente da apposito agitatore. 



I termometri adoperati negli apparecchi riscaldanti vennero 

 accuratamente confrontati col termometro ad aria del Jolly. Quelli 

 del calorimetro vennero confrontati fra loro e con un campione 

 del Baudin. 



Per i primi particolarmente la verificazione del punto 100 

 venne fre(|uenteraente eseguita. Cercai che la correzione per la 

 colonna sporgente fosse sempre quanto più piccola era possi- 

 bile, scegliendo opportunamente quello tra i quattro termometri 

 adoperati che meglio si prestava all'esperienze da farsi. Anche 

 questi termometri erano stati costruiti dal Baudin e, fatta ecce- 

 zione per uno di essi che richiese una correzione particolar- 

 mente accurata, non si scostano molto dal termometro ad aria. 



