176 ANGELO BATTELLI 



con petrolio , mentre il pallone veniva riempito con acqua. At- 

 traverso il sovero che chiudeva la tubulatura superiore del pal- 

 lone, passavano un agitatore e un termometro. Inoltre doppi 

 schermi di latta e cartone difendevano da tutte le parti il pal- 

 lone dall'influenza diretta dell'apparecchio riscaldante. 



Per ottenere ancora maggiore precisione non ho più fatte 

 in questo secondo caso le determinazioni di minuto in minuto, 

 lasciando lentamente raffreddare il cilindro di ferro; perchè in 

 questo metodo, oltre a qualche piccola inesattezza proveniente 

 dalla difficoltà di poter mantenere in riposo l'ago del galvano- 

 metro alla fine d'ogni minuto, v'era anche 1 inconveniente, che 

 doveva esistere sempre un po' di ritardo nella temperatura presa 

 dal termometro rispetto a quella presa dal filo. E sebbene que- 

 st'ultimo difetto si fosse in gran parte evitato coll'aver fatte le 

 determinazioni non solo per raffreddamento ma anche per ri- 

 scaldamento: tuttavia m'è sembrato che detto metodo, molto 

 adatto certamente per poter descrivere una curva continua delle 

 variazioni della resistenza, non fosse però il più preferibile per 

 determinare con esattezza i valori dei coefficienti di variazione. 

 — Quindi ho fatte le nuove esperienze col metodo ordinario del 

 ponte di Wheatstone a diverse temperature mantenute costanti. 

 Quando da circa un quarto d'ora il termometro dell'apparecchio 

 riscaldante rimaneva quasi fermo, facevo una prima determina- 

 zione, e poi ne facevo successivamente altre quattro ogni due 

 minuti, curando sempre di mantenere, per quanto era possibile, 

 costante la temperatura. Di tutte queste determinazioni prendevo 

 la media, come la prendevo pure delle temperature a cui erano 

 state fatte. — Siccome poi una qualunque differenza di tempe- 

 ratura fra le due saldature del filo di nichel coi fili di rame, 

 avrebbe dato luogo ad una corrente termoelettrica, che, a seconda 

 della sua direzione, avrebbe fatto l'effetto come di accrescere o 

 di diminuire la resistenza del filo, avevo disposto un commuta- 

 tore che servisse a invertire la corrente nel filo stesso ; per modo 

 che, appena fatta una determinazione con la corrente che andava 

 dall'estremo A del filo all'estremo J5, ne facevo subito un'altra 

 con la corrente che da B andava verso A. La media di queste 

 due determinazioni, quando riuscivano un poco diverse, dava il 

 valore più conveniente della resistenza misurata. 



Ad elevate temperature ho fatta la correzione per Terrore 

 che portava l'allungamento subito dal filo, quantunque tale cor- 



