SULLO SPOSTAMENTO DELLA LENTE ANALLATTICA 201 



Lo spostamento del punto anallattico produce un errore co- 

 stante nella misura delle distanze, sicché l'errore relativo è mag- 

 giore per le piccole distanze. Se e fissato a priori il limite di 



tale errore e sia p. e. — , si può trovare il limite minimo della 

 m 



distanza D al disotto della quale non è bene adoperare la stadia. 



Codesta distanza minima D sarà data dalla equazione 



e quindi 



9 



(9) 



Se p. e. m = 1000 ed £ = 0'",01 sarà 



Vale a dire, perchè Terrore relativo nella distanza non raggiunga 



il -- — -, sarà bene non adoperare la stadia per le distanze in - 

 1000 ^ ^ 



feriori a 22 metri. 



I costruttori di cannocchiali anallattici stabiliscono per ogni 

 coppia di fili orizzontali un rapporto diastimometrico. Per assi- 

 curarsi che questo rapporto si mantiene inalterato, e per reinte- 

 grarlo nel caso che abbia subito una variazione, dispongono che 

 la lente anallattica possa avere uno spostamento longitudinale. 

 Da ciò che si è detto precedentemente risulta l'utilità di codesto 

 procedimento e nello stesso tempo il modo di tener conto, vo- 

 lendo, dello spostamento del punto anallattico. Nella maggior 

 parte dei casi però il piccolo spostamento della lente anallat- 

 tica può ritenersi di nessuna influenza sulle distanze. 



Si può anche calcolare la variazione àeW angolo diastimo- 

 metrico 0) in conseguenza dello spostamento s della lente anal- 

 lattica- 



Le (4) sostituendo l'arco alla tangente, danno 



-=£ (10) . 



Oì d 



