362 010. PIETRO GRIMALDI 



5. Il metodo sperimentale seguito nella misura delle f. e. m. 

 era un metodo di compensazione, quasi identico a quello adope- 

 rato in un precedente lavoro, e che ricorderò qui brevemente. 

 La fìg. 3 rappresenta schematicamente la disposizione sperimen- 

 tale. AA^ indica la coppia termoelettrica da cimentare, nel cui 

 circuito, fatto di un grosso filo di rame, era inserita una resi- 

 stenza conosciuta r, che nelle diverse ricerche variò da 2°*"° a 5°^"° 

 circa, rispetto alla quale era perfettamente trascurabile quella 

 interna della coppia e quella dei reofori del circuito LIMN. 

 P è la pila compensatrice ; C una cassetta di resistenza. In G 

 è segnato il galvanoscopio, che era la solita bussola di Wiede- 

 mann che ho adoperato nelle altre ricerche elettriche, era asta- 

 tizzata. Un doppio interruttore, non disegnato nella fig. 3, per- 

 metteva di chiudere simultaneamente i due circuiti NPL ed 

 N'A■^ A L : con un commutatore I si poteva sostituire ad MA^ A I, 

 MB.BI dove JB^B e una coppia termoelettrica campione rame- 

 ferro la cui resistenza interna, non che quella dei fili MB^ e 

 BI era anche trascurabile rispetto ad r. 



Una delle due saldature di questa coppia campione era im- 

 mersa nel vapor acqueo dentro un pallone con acqua bollente, 

 il collo lungo del quale era circondato esternamente da un tubo 

 dove circolava anche il vapore per un'altezza di 25*"° circa. Attorno 

 all'altra saldatura effluiva continuamente dell'acqua del reci- 

 piente B. 



Questa coppia era di una costanza perfetta durante una serie 

 di esperienze, e si poteva facilmente tener conto delle sue varia- 

 zioni da una serie all' altra leggendo un termometro di Golaz 

 diviso in quinti di grado collocato presso la saldatura fredda, ed 

 un barometro che permetteva di determinare la temperatura di 

 ebollizione dell'acqua. 

 Si indichi: 



con E la f. e. m. della Danieli ; 



con peni poteri termoelettrici delle coppie bismuto rame 

 e rame ferro medii fra 100" e la temperatura ambiente; 



con ^ e 5 le differenze fra le temperature delle saldature delle 

 coppie bismuto -rame e rame-ferro ; 



con R ed R^ le resistenze della cassetta C rispettivamente 

 necessarie a portare a zero il galvanometro, quando vien chiuso 

 il circuito MA^AI, o quello MB^BI; 



con p e Pj i valori di r nei due casi anzidetti. 



