NOZIONI INTORNO ALI/EQUATOEIALE CON HEFKATTORE MEKZ 213 



Avvertenza 4^. 



Si può facilmente accendere la lampada cosi: si aprono i 

 freni dall'oculare, si pone il cannocchiale parallelo all'asse polare 

 coli 'obbiettivo al Nord, e messa h su «, e spinto in su B, si 

 gira con C finché il cannocchiale sia sul piano inclinato del basa- 

 mento e per conseguenza la lampada in basso più che si può ; 

 in tal posizione, con due soli gradini di salita, è facile levare 

 la lampada , accenderla e rimetterla al suo posto. 



Posizione di riposo dell' e qua tor idi e. 



La posizione più conveniente dello strumento quando non 

 si adopera è questa : il cannocchiale verticale coli 'obbiettivo ri- 

 volto allo Zenith, la marca a su a , ed i freni aperti. 



III. 



Il 28 aprile 1885 cominciai a misurare gli ingrandimenti 

 degli oculari semplici e dei due con anelli micrometrici servendomi 

 di un dinametro di Kamsden. 11 valore delle parti della scala 

 incisa sulla lastretta di mica è: 0'""',2540, ed ottenni i seguenti 

 risultati : 



