NOZIONI INTOKNO ALL'EQUATORIALE CON REFRATTORE MERZ 251 



Queste differenze e quelle delle osservazioni, in maggior nu- 

 mero, della Nota che precede, quantunque considerevoli, non sono 

 tanto grandi da non potersi applicare le ■ formole approssimate 

 dell'equatoriale alla prima ricerca delle costanti per rettificare lo 

 strumento. Non mi è stato possibile di confermare con una nuova 

 osservazione della Polare, nell'identica posizione in cui la osservai 

 il 19 maggio, le letture dell'angolo orario che mi diedero le due 

 grosse differenze scritte nella tabella. Però la tangente e la se- 

 cante di 0, che moltiplicano alcune delle suddette costanti nella 

 formola dell'angolo orario, essendo per la Polare uguali a 44,06 

 e 44,65, la grandezza di quelle differenze non prova che le co- 

 stanti strumentali sieno anche molto grandi. 



II. 



11 mattino del 3 maggio 1885 cominciai, come dissi nella 

 Nota precedente, a leggere i circoli dal piede dello strumento e 

 dall'oculare dando al cannocchiale varie posizioni, collo scopo di 

 farmi un giusto criterio della precisione delle graduazioni e del 

 modo con cui sono illuminate. 



11 circolo orario è diviso in ventiquattro ore, colle rispettive 

 indicazioni. Le ore sono divise in dodici parti di cinque minuti, 

 colla indicazione dei minuti in tutte le divisioni. Ogni intervallo 

 di cinque minuti è diviso in cinque parti di un minuto e ciascun 

 minuto in due parti di trenta secondi. Sei divisioni del nonio 

 corrispondono a cinque delle più piccole del circolo in modo che 

 la lettura minima è di cinque secondi di tempo. 



11 circolo di declinazione è diviso in trecentosessanta gradi 

 colle rispettive indicazioni. Ogni grado è diviso in due parti di 

 trenta primi , e ciascuna di queste in tre di dieci primi. Dieci 

 divisioni del nonio corrispondono a nove delle più piccole del 

 circolo; cosicché la lettura minima e di un primo d'arco. 



Nel leggere i circoli graduati nutai degli inconvenienti, che 

 qui indico, affinchè sieno possibilmente evitati dall'abile meccanico 

 costruttore, Secondochè si legge un circolo o l'altro, occorre, se- 

 gnatamente dal piede dello strumento , una diversa disposizione 

 dell'apparato ottico con cui si legge ; la qual cosa è incomoda 

 per l'osservatore. L'illuminazione che i cerchi graduati ricevono 

 dalla lampada per mezzo degli specchi e dei prismi nascosti all'os- 

 servatore, in certe letture è troppo debole , segnatamente per il 



Atti R. Accad. - Parte Fisica — Voi. XXI. 17 



