528 STEFANO PAGLIANl 



Elemento normale. — Si è scelto relemento Kittler (1882, 

 Munchner Ber., 467). È desso costituito da rame puro e zinco 

 amalgamato puro; acido solforico dipeso specifico 1,075 a 18°, 

 soluzione di solfato di rame di p. s. 1,19-1,20. L'acido solfo- 

 rico e il solfato di rame sono messi in comunicazione mediante 

 un sifone ripieno del primo. Nel preparare il mio elemento nor- 

 male mi sono tenuto strettamente alle norme date dal Kittler. 

 La lamina di rame, che doveva servire da polo positivo, è stata 

 ricoperta di rame puro per via elettrolitica da una soluzione di 

 solfato di rame puro. Il cilindro di zinco proveniva dalla fab- 

 brica Trommsdorff, e fu amalgamato con mercurio depurato. La 

 coppia non rimaneva mai composta che per il breve tempo, per 

 il quale doveva servire alle determinazioni. In questo modo 

 credo poter ammettere che il mio elemento normale presentasse 

 tutte le qualità dell'elemento normale Kittler. La sua forza 

 elettromotrice è molto costante, solo dopo 24 ore si osserva 

 una diminuzione di 0,5 a 0,8 /[^ . Delle variazioni di tempera- 

 tura comprese fra 17°, 5 e 24", non ne alterano sensibilmente 

 la F. E. , mentre quella dell'elemento Latimer-Clark ne è molto 

 influenzata. Kittler, fondandosi sull'antico valore della Latimer- 

 Clark volts 1,457 a IS"", 5, aveva dedotto perii suo elemento 

 il valore volts 1,195. Calcolandolo invece 'sul valore più recente 

 volts 1,437 della Latimer-Clark, trovato da lord Raylegh e 

 Mrs. Sidgwick, si otterrebbe per valore della Kittler volts 1,177. 



Hesistenza r^. — Non potendo disporre die di un reostato, 

 era dessa formata da un rocchetto di filo di rame sottile. Due 

 determinazioni di resistenza diedero 



a 15°, 3 /, =99,700 C7. /S'. = 105,682 ohms. 

 a 24°, 3 r",== 102,840 C7./S'.=: 109,010 » 



Siccome il mio reostato è graduato in unità Siemens e d'altra 

 parte qui non si tratta di misure di resistenza, ho calcolato da 

 quei dati una formola che mi dava i valori di r^ alle diverse 

 temperature, a cui ho osservato. 



Reostato. — È della casa Siemens e Halske di Berlino e dà 

 i decimi di unità. Siccome si trattava qui di determinare dei 

 rapporti fra resistenze, così mi limitai a verificare il valore 

 relativo dei diversi locchetti. Avrei voluto nelle mie misure usare 

 un reocordo , ed anzi lo adoperai da principio , ma poi dovetti 



