FORZE ELETTROMOTRICI DI CONTATTO FRA LIQUIDI 529 



desistere, perchè durante il tempo richiesto dall'uso di un reo- 

 cordo la forza elettromotrice va variando in modo che ho cre- 

 duto ottenere maggior esattezza, contentandomi di minor appros- 

 simazione. Del resto anche per le forze elettromotrici più piccole 

 da me misurate l'approssimazione di J/20 ^^ unità Siemens, che 

 è la maggiore di cui potessi disporre, mi permetteva ancora di 

 raggiungere l'approssimazione di y^^^^ di volt, e d'altra parte non 

 sempre aveva la sensibilità, che richiede l'uso di un reocordo, 



Gaìvanometro. — E un galvanometro a riflessione del Thom- 

 pson della casa Elliott di Londra, adoperato con calamita com- 

 pensante. La sua resistenza interna è uguale a 0,521 33 ohms 

 a 20". La scala a lampada e divisa in millimetri, distava dal- 

 l'ago circa 1 metro. Si osservavano gli spostamenti dell'imma- 

 gine della fiamma con una lente, cosicché potevasi apprezzare 

 uno spostamento di ]/. di millimetro. Per dare un'idea della 

 sensibilità che poteva ottenere con questo strumento dirò che 

 p. es. nella compensazione dell'elemento normale colle due Da- 

 nieli per una differenza in più o in meno di /^^ di U. S. nella 

 resistenza R aveva ancora uno spostamento di mm. 1, 5. Ora 

 quella differenza corrisponde a circa y{^-^^ di volt, e quindi po- 

 tendo apprezzare uno spostamento di ^ di millimetro, si deduce 

 che lo strumento mi permetteva di apprezzare delle differenze 

 di V^io,^,) di Volt in più o in meno. Debbo però subito notare 

 che in alcuni pochi casi , quando si trattava di soluzioni saline 

 concentratissime, l'approssimazione non era cos'i grande, perchè 

 allora anche con variazioni di 0,2 U. S. in più o in meno 

 nella resistenza R' non ^i aveva ancora uno spostamento visibile 

 nella immagine. Si prendeva allora il medio valore fra i due, 

 per i quali si aveva deviazione in un senso o nell'altro. 



Disposizione pel contatto dei liquidi. — Ed ora veniamo 

 alla parte più importante e più difficile dell'apparecchio. Come 

 si deve far avvenire il contatto fra i due liquidi ? Quali sono 

 gli elettrodi da adoperarsi ? Queste due questioni furono risolte 

 dai diversi sperimentatori in modo diverso. 



Come elettrodi Wild e Schmidt adoperarono delle capsule me- 

 talliche, che stavano a diretto contatto con uno dei liquidi, e così 

 in generale si usarono dalla maggior parte degli sperimentatori 

 sopra citati delle lamine o dei fili metallici in contatto coi li- 

 quidi. Solo Du Bois-lieymond e sul suo esempio Worm-Mùller 

 adoperarono altri elettrodi, costituiti da due lastre di zinco amai- 



