H. KYLIN, DIE ATMUNG DER MEERESALGEN. 5 
Hinsichtlich der Fehlerquellen des Apparats und der 
besten Art ihrer Vermeidung muss auf WIDMARKS Darstellung 
verwiesen werden. Ich will nur über eine von ihnen einige 
Worte sagen. 
Bei der Bestimmung von O, benützt man Natronlauge 
zur Absorption der bei der Atmung gebildeten Kohlensäure. 
Da indessen die Natronlauge auch Feuchtigkeit absorbiert, 
kann ein Teil der Luftabnahme in der Analysenpipette darauf 
beruhen, dass ein Teil des Wasserdampfes zugleich mit der 
Kohlensäure absorbiert wird, wodurch die Werte für den 
Sauerstoffverbrauch etwas zu gross würden. WIDMARK hat 
indes gefunden, dass die' Feuchtigkeitsabsorption bei An- 
wendung von nur 2 °/o-iger Lauge so gering ist, dass sie 
auf das Resultat nicht einwirkt, und betrachtet daher 2 
%-ige Lauge als »völlig zweckmässig für den Mikrospiro- 
meter». 
Bei einigen Blindversuchen, die ich ausführte, fand ich 
indessen, dass sich der Index des Apparats bei Verwendung 
von 2 ?/o-iger Lauge kontinuierlich nach der Analysenpipette 
hin verschiebt, auch nach der ersten halben Stunde. Dies 
würde also, auf eine Absorption des Wasserdampfes in der 
Analysenpipette hindeuten (mit reinem Wasser getränkte 
Stücke von Filtrierpapier befanden sich sowohl in der Ana- 
lysen-wie in der Kompensationspipette). Die Verschiebung 
erwies sich indessen als relativ unbedeutend, 1—2 Skalenteile 
per Stunde, während der 2—4 Stunden, die die Blindversuche 
dauerten. Bei kleinen Ausschlägen wirkt eine solche Ver- 
schiebung recht nachteilig auf die erhaltenen Werte, bei 
grösseren hingegen hat sie geringere Bedeutung. Da ich 
aber bei meinen Versuchen in der Regel Ausschläge von 
15—25 Skalenteilen per halbe Stunde hatte, spielt die etwaige 
Vergrösserung des Ausschlages durch Absorption von Was- 
serdampf in der Analysenpipette eine verhältnismässig unter- 
geordnete Rolle. 
WIDMARK schlägt vor, als Sicherung gegen diese Fehler- 
quelle in die Kompensationspipette die gleiche Laugenmenge 
auf einer ebensogrosse Fläche wie in der Analysenpipette 
einzuführen. Diese Massregel habe ich indessen nicht ange- 
wendet. 
Wie schon WIDMARK dargetan hat, erhält man mit dem 
Mikrospirometer nicht die absolute Grösse des Gasaustau- 
