MODIFICAZIONE AL METODO CALORIMETRICO DI KOPP 61 



passa un tubo di ottone e a pareti assai sottili , l'altro in cui 

 entra un tubo di vetro d piegato ad angolo retto che conduce 

 il vaporo da un matraccio di vetro, a cui sta unito, essendo 

 manicotto e matraccio portati dallo stesso sostegno. Nel tubo 

 di ottone e, del diam. int. di 16 mm. circa e lungo 18 cm. , 

 chiuso air estremità inferiore, si introduce il tubetto, che serve 

 per la determinazione ed un termometro. L'estremità superiore, 

 dopo introdotto tubetto e termometro , si chiude con un po' di 

 cotone per impedire le correnti d'aria. 11 tubo e della ghiera 

 è messo in comunicazione o con un semplice tubo di vetro 

 o con un refrigerante secondo la sostanza che si adopera per 

 produrre i vapori. Questi vapori entrano per il tubo d nel ma- 

 nicotto di vetro, circondano il tubo di ottone ed escono per il 

 tubo e e vanno così a condensarsi. In breve tempo si può ot- 

 tenere una temperatura costante nello spazio e e facilmente vi 

 si può mantenere a volontà regolando la fiamma e quindi l'afflusso 

 dei vapori. Di più si vede come, variando la natura del liquido 

 generatore dei vapori, si possano far determinazioni a tempera- 

 ture diverse con molta facilità. Si può adoperare, acqua, alcool, 

 etere, benzina, acetone, cloroformio, ecc. Non è poi necessario che 

 i liquidi sieno chimicamente puri, perchè certe impurità non 

 impediscono che lo spazio occupato dai vapori assuma una tem- 

 peratura sufficientemente costante ; e quando anche essa oscilli 

 nell'intervallo di 10 a 15' minuti di 2 a 3 decimi di grado, 

 facendo diverse letture si può prendere una media di esse ed 

 avere così molto approssimativamente la temperatura vera, a cui 

 fu scaldato il corpo. Si sa che solo nel caso di temperature 

 basse , è necessario conoscere con somma esattezza il valore di 

 quella temperatura. Con esperienze apposite ho determinata la 

 differenza fra la temperatura nel tubo di ottone e quella nel 

 tubetto ; la trovai circa 0°. 3 e di essa tenni conto nel calcolo. 

 Si vedrà nei' dati sperimentali citati più sotto come la tempe- 

 ratura dell'interno del tubo di ottone non è la stessa in tutte 

 le determinazioni anche adoperando lo stesso liquido ; essa di- 

 pende da circostanze diverse e specialmente dal maggior o minore 

 afflusso di vapori. Il manicotto è difeso da una custodia cilin- 

 drica in metallo. Il matraccio è chiuso da un tappo a due fori, 

 nell'uno dei quali passa il tubo che va al manicotto, nell'altro 

 un tubo ad imbuto con robinetto. In tal modo, quando dopo 

 una determinazione una certa quantità di liquido sia distillata, 

 la si può aggiungere senza aprire il matraccio. 



