62 STEFANO PAGLIANI 



Quanto al modo di sostenere il tubetto trovai opportuno di 

 non stringere il filo di ferro fra le branche di una morsa da 

 sostegno , ma di farne passare una estremità in una lamina di 

 sughero e tenervela fìssa al di sopra per mezzo di un serratilo 

 a vite di pressione ; in questo modo si possono produrre facil- 

 mente dei piccoli innalzamenti e abbassamenti del tubetto , se- 

 condo il bisogno. Di più la lamina di sughero è portata da 

 una forchetta orizzontale annessa al sostegno dell'apparecchio 

 riscaldante. Xon si ha al momento dell'immersione che da tras- 

 portare la detta lamina sopra un' altra forchetta orizzontale 

 messa al di sopra del calorimetro. Così non si devono maneg- 

 giare delle morse , cosa che non è sempre molto comoda e 

 spiccia. 



Quando si tratta di sostanze liquide che si devono o si 

 ponno chiudere facilmente in tubi saldati alla lampada , questi 

 tubi sono stretti fra le due piccole ganasce di una morsa , di 

 forma tale che chiuse formano quasi un cilindro cavo, e facil- 

 mente si possono aprire. Al momento della immersione non si 

 fa che portare la morsa col tubetto al di sopra del calori- 

 metro , far aprire la morsa . e il tubetto cade nel calorimetro , 

 dove l'agitatore lo porta a contatto di tutta la massa liquida. 

 Questa operazione si fa in modo quasi istantaneo. 



Il calorimetro è di ottone, piccolo e disposto nel modo solito, 

 difeso convenientemente. I termometri adoperati furono confrontati 

 con un campione, confrontato a sua volta col termometro ad 

 aria. Sull'uno, quello dell'apparecchio riscaldante, si poteva con 

 un cannocchiale apprezzare '/ 20 di grado; sull'altro, quello del 

 calorimetro , '/ 200 di grado. 



Per fare un' operazione si scalda il liquido nel matraccio, 

 si introduce nel tubo di ottone il tubetto ed il termometro. 

 Dal momento in cui incomincia la distillazione nel refrigerante 

 in 15' a 20' si ottiene temperatura costante nel tubo di ottone. 

 Yi si mantiene per altri lo'. Intanto si è disposta l'acqua ed 

 il termometro nel calorimetro , e si sono fatte le letture per 

 questo , affine di conoscere l'andamento della temperatura in 

 esso, il ci. e è necessario poi per fare le correzioni. Al momento 

 opportuno si fa rimmersione e si continua a leggere ogni mezzo 

 minuto il termometro del calorimetro : quando la temperatura di 

 esso, raggiunto il massimo, comincia a ridiscendere, si continua 

 a leggere ancora per 15' a 20' minuti, di minuto in minuto. 



