97 



Il Socio Prof. Galileo Fereakis presenta e legge la seguente 

 sua Nota 



SOPRA C\ .METODO 



LA MISURA DELL'ACQUA 



TRASCINATA MECCANICAMENTE DAL VAPORE. 



Nel n° 34 (24 agosto 1881). pag. 334 del giornale Berne 

 industrielìe, e nel n° 41 (9 ottobre), pag. 473, e tav. 84 degli 

 Annales industrielles trovo descritto un apparecchio ideato dal 

 sig. Brocq Ingegnere, e costrutto dai signori Guichard e Comp. 

 di Parigi, avente per oggetto la misura della quantità d'acqua 

 trascinata meccanicamente dal vapore. 



Il principio del metodo è il seguente : Se una mescolanza 

 di vapore e d'acqua vien fatta dilatare a temperatura costante, 

 l'acqua in essa contenuta, di mano in mano che il volume va 

 aumentando , passa allo stato di vapore , e la pressione rimane 

 costante. Ma se, seguitando a far crescere il volume, si arriva 

 ad evaporare tutta l'acqua , in modo che il vapore diventi secco, 

 allora un ulteriore aumento di volume produce una corrispon- 

 dente diminuzione nella pressione. La pressione comincia a di- 

 minuire quando l' aumento di volume è uguale al volume del 

 vapore fornito da tutta l' acqua , che prima esisteva, allo stato 

 liquido, nella mescolanza; e quindi l'aumento di volume neces- 

 sario acciocché la pressione cominci a diminuire sta al valore 

 finale del volume come il peso dell'acqua, che era mescolata col 

 vapore, sta al peso totale della mescolanza. Per determinare adun- 

 que la proporzione dell'acqua trascinata, basta poter misurare 

 il rapporto di due volumi. 



Atti R. Accad. - Parte Fisica — Voi. X.YTI. 7 



