SOPRA i\ METODO PEB LA MISURA DELL'ACQUA ECC. M>1 



passante per l'asse, la fig, 2 è una sezione verticali' passante pure 

 per Tasso, e la fig. -ì è una sezione fatta con un piano perpen- 

 dicolare all'asse. Le tre figure sono nella scala di L : 4; in i 

 le medesime Lettere sono apposte alle medesime parti. 



In cilindro di bronzo A. A. A (fig. I. 2, 3) del diametro 

 interno di L50 millimetri e della lunghezza, tra i due piani di 

 giunto coi t'ondi, di 200 millimetri, costituisce l'involucro e Nino 

 dell'apparecchio. Due brevi e Larghe tubulature a a, a a a piat- 

 tellina (fig. 1 e 3) coll'asse perpendicolare a quello del cilindro 

 e diametralmente opposte l'una all'altra, servono all'ingresso ed 

 all'uscita dol vapore. Per mezzo di queste due tubulature si può 

 inserire l'apparecchio sulla condotta tra la caldaia e la mac- 

 ellimi a vapore , e così si possono eseguire misure durante il 

 lavoro regolare del motore; in questo caso l'involucro AAA 

 costituisce un semplice rigonfiamento della condotta ; e le sue 

 dimensioni sono tali da non presentare restringimenti capaci di 

 alterare sensibilmente la condizione del vapore. Quando non si 

 voglia o non si possa inserire l' apparecchio sulla condotta di 

 vapore, lo si può applicare direttamente al duomo della caldaia 

 per mezzo di una delle tubulature, applicando all'altra un tubo 

 di scarico munito di robinetto. In questo caso si può anche chiu- 

 dere la seconda tubulatura con un disco cieco, e servirsi, per pro- 

 durre la corrente di vapore necessaria pel riscaldamento dell'ap- 

 parecchio e per la essiccazione del cilindro d'esperienza, del robi- 

 netto di scarico U (fig. 2), di cui diremo appresso. 



Le due tubulature a a, aa hanno il diametro interno di 80 

 millimetri , e così possono servire anche per macchine di 20 

 cavalli. Qualora questo diametro fosse eccessivo, esso si ridurrebbe 

 con anelli. I due fondi F, F' (fig. 1, e 2), alquanto rigonfiati, 

 del cilindro esterno AAA portano i bozzoli a stoppa f, f\ ed i 

 sostegni k,.k'. Il fondo F' porta inoltre, all'interno, un'appen- 

 dice tubulare C, venuta di getto con esso, e terminata da una 

 piattellina. Quest'appendice, che serve a sostenere il cilindro in- 

 terno d' esperienza , ha quattro grandi aperture circolari e, e, e 

 destinate a lasciare liberamente circolare il vapore. Finalmente il 

 cilindro AAA, è munito nella parte inferiore di un robinetto di 

 scarico U. 



Dentro all' involucro AAA, al centro del medesimo , e sul 

 medesimo asse , è collocato un cilindro minore B (fig. 1 , 2 e 3) 

 pure di bronzo, del diametro interno di 80 millimetri e della 



