

11 Socio Cav. Prof. Andrea Nàccabj presenta e legge la se- 

 guente Memoria del signor Dott. Giovanni Guglielmo, 



SDU'DSO DELL'ELETTROMETRO 



NELLA 



MISURA DELLA RESISTENZA DEI LIQUIDI 



COL METODO 

 di Mance e con quello di Wheatstone 



E SULLA RESISTENZA 

 DI ALCUNE SOLUZIONI ALCOOLICHE DI POTASSA. 



Avendo da qualche tempo dovuto occuparmi spesso di deter- 

 minazioni di forze elettromotrici e resistenze di coppie e voltametri 

 col metodo di Mance . pensai di usare questo metodo per la 

 determinazione della resistenza dei liquidi e specialmente delle 

 soluzioni alcooliche di sali diversi . sulle «piali si sa assai poco. 



Questo metodo era già stato proposto dal Lodge (1). ma non 

 pare che egli lo abbia applicato, né egli diede norme pratiche per 

 evitare le cause d'errore e per avere grande sensibilità e precisione. 



Le prime esperienze non essendo riuscite molto bene . credetti 

 di non poter ottenere sufficiente precisione, e che dopo il per- 

 fezionamento e la semplificazione introdotti in queste ricerche per 

 opera specialmente del Kohlrausch . meglio valesse il far uso delle 

 correnti indotte. 



Disposi perciò per eseguire le esperienze con tali correnti e 

 coll'elettrodinamometro. ma, forse per mancanza d'un conveniente 

 apparecchio d'induzione (i rocchetti di Ruhmkorff che avevo a 

 mia disposizione o davano poca sensibilità o avrebbero potuto 

 danneggiare l'elettrodinamometro), non ottenni risultati soddisfa- 

 centi. Notai di più che oltre all'incomodo proveniente dalla irre- 



(I) Lodge, Phil. Mag. (5), HI, 515, 1877. — L'elettricista, I, p. -275. 



