336 G. GUGLIELMO 



quietezza del rocchetto centrale dell'elettrodinamometro, fatto mag- 

 giore dalla poca stabilità del locale, ottenevo, ripetendo più volte 

 l'inversione del commutatore, deviazioni abbastanza diverse. Non 

 so se ciò dipendesse dall'uso delle correnti indotte in genere, oppure 

 da quelle che ottenevo io cogli apparecchi di cui potevo disporre. 



Quindi, considerato meglio il metodo del Mance, lo applicai 

 con qualche opportuna modificazione, e panni con sufficiente ri- 

 sultato. Forma oggetto del presente lavoro la descrizione del metodo 

 e la sua applicazione alle soluzioni di varia concentrazione della 

 potassa caustica nell'alcool assoluto. 



1. Sul metodo di Mance applicato alla misura della resi- 

 stenza dei liquidi. È noto che in questo metodo, se si hanno 

 cinque reofori di resistenza R, R\ r, r', p (fig. 1) contenenti tutti, 



o almeno uno, una forza elettromotrice, si riconosce che fra le 



, .' B 'r , 



prime quattro resistenze si ha la relazione — 7 = -7 , quando va- 

 riando p da ad oo non varia la differenza di potenziale dei 

 punti B e D . La dimostrazione ne è stata data più volte, al- 

 meno nel caso che il reoforo con forza elettromotrice sia uno solo : 

 ora pel principio di Helmholtz sulla sovrapposizione delle correnti, 

 la stessa dimostrazione si può estendere al caso generale. 



Se si suppone che la forza elettromotrice si trovi in r o in r 

 la sensibilità è piccola se r ed r sono maggiori di R ed R ; cresce 

 prima rapidamente poi sempre più lentamente se r ed r diven- 

 gono sempre più piccoli rispetto ad R ed JR' e cresce ancora col 

 crescere della variazione che subisce p ; inoltre la sensibilità cresce 

 proporzionalmente alla forza elettromotrice (nel caso che questa 



