sull'i so dell'eleti ROMEI RO l C( . 



nulla è nulla la sensibilità), ed alla sensibilità dello strumento 

 che misura la variazione avvenuta nella differenza di potenziale. 



Questo metodo si applica dunque alla misura di qualsiasi 

 resistenza avente o no forza elettromotrice, usando tre resistenze 

 note ed una ignota. — La variazione della resistenza del reoforo 

 p si produce interponendovi un tasto che permette 'li chiudere o 

 interrompere detto reoforo. 



La variazione della differenza di potenziale dei punti B e D 

 nel metodo originale del Mance veniva riconosciuta ponendo questi 

 punti in comunicazione coi capi d'un galvanometro ; il Lodge ha 

 introdotto un perfezionamento notevole, che ne facilita l'applica- 

 zione alle coppie incostanti col separare il galvanometro dai punti 

 J5, D mediante una conveniente disposizione del tasto, non appena 

 chiuso esso tasto: in tal caso la deviazione dell'ago sarebbe 

 proporzionale alla quantità di elettricità effluita che dipende, a 

 parità delle altre condizioni, dalla . durata dell' intervallo fra la 

 chiusura del reoforo o e la separazione del galvanometro. ma egli 

 inoltre interrompe il circuito di questo con un condensatore le cui 

 armature accolgono o cedono quantità di elettricità proporzionali 

 alla variazione della differenza di potenziale indipendentemente 

 dalla durata di detto intervallo, inoltre si ha così il vantaggio 

 che l'ago rimane allo zero e si può usare un galvanometro anche 

 molto delicato. — Devo però notare che non so se l'uso del conden- 

 satore sia stato finora adottato, giacche, sebbene il Lodge osservi 

 che la sensibilità può crescere indefinitamente, perchè non v'hanno 

 limiti alla capacità del condensatore e alla lunghezza del filo del 

 galvanometro, nel fatto per ottenere una discreta sensibilità pare 

 che occorra o un condensatore d'una capacità straordinaria o un 

 galvanometro d'una sensibilità non comune. 



Dimostrai tempo fa (1) come sostituendo al galvanometro un 

 elettrometro a quadranti . la determinazione della forza elettro- 

 motrice e della resistenza delle coppie costanti ed incostanti si 

 faccia contemporaneamente, in una sola operazione e con grande 

 semplicità , e sebbene nelle presenti esperienze non abbia luogo 

 la misura di potenziali (a meno che occorresse determinare oltre 

 alla resistenza dell'elettrolito la polarizzazione degli elettrodi ) . 

 tuttavia mi parve ancora utile l'uso dell'elettrometro. 



(1) Atti della R. Acc. delle Se. di Torino, i. XVI. — Nuovo Cimento, 

 t IX, p. 266. 



Atti R. Accad. - Parte Fisica Voi. \\ I! r.\ 



