338 G. GUGLIELMO 



Riguardo alla applicazione del metodo . importava anzitutto 

 d'assicurarsi che la polarizzazione , o piuttosto le sue variazioni 

 al chiudere del tasto , fossero assolutamente senza effetto sulla 

 variazione di potenziale accusata dall'ago dell'elettrometro. Difatti 

 conviene notare che al chiudere del tasto la corrente cessa quasi 

 interamente dall' attraversare l'elettrolito, ed inoltre si chiude a 

 parte il circuito della coppia secondaria formata da esso coi re- 

 lativi elettrodi, per cui cessa la forza che produceva la polariz- 

 zazione, che inoltre decresce per la chiusura del nuovo circuito : 

 ciò produce o almeno tendo,' a produrre nell'ago una deviazione 

 per effetto della quale si verrebbe ad attribuire all'elettrolito una 

 resistenza maggiore della vera. — Bisogna dunque, diminuendo 

 la durata dell'intervallo fra la chiusura del tasto e la separa- 

 zione dell'elettrometro, o aumentando la resistenza dell'elettrolito, 

 fare in modo che tale variazione sia insensibile. 



Per assicurarmi che così era in realtà, nelle condizioni delle 

 mie esperienze, sperimentai prima con una o più coppie costanti 

 (che naturalmente facevano parte dei reofori >• ed r di minor 

 resistenza) e con reofori metallici, e quindi nel reoforo R' intro- 

 dussi un voltametro formato da lamine di platino platinato aventi 

 alFincirca la superficie degli elettrodi usati nel corso delle espe- 

 rienze. Essendo r=r' = 100 ed R = R' — 450 U. S., ed essendola 



resistenza del voltametro di circa — di LI. S. e quindi trascu- 

 rabile rispetto ad R ', la introduzione del voltametro non pro- 

 dusse un effetto sensibile ( ossia superiore alle variazioni assai 

 piccole che si potevano osservare anche senza il voltametro ) e 

 ciò anche quando la pila principale era di 4 Bunsen. nel qual 



caso l'elettrometro accusava chiaramente la variazione di 



2000 



nella resistenza di imo qualunque dei reofori. — Ora, siccome 

 nelle mie esperienze non usai mai più di 2 Bunsen, e la resistenza 

 da misurare era molto superiore , non credetti necessario di ri- 

 cercare fino a che punto si poteva aumentare la densità della 

 corrente sugli elettrodi e diminuire le resistenze R ed R' senza 

 che fosse sensibile l'errore dovuto alla polarizzazione. 



Bisogna ancora che le variazioni di resistenza della pila siano 

 trascurabili, ciò che si ottiene facilmente, come fu già consigliato 

 dal Lodge accrescendo la resistenza del reoforo in cui essa si trova. 



