340 G. GUGLIELMO 



vasi di resistenza molto grande in modo che la intensità della 

 corrente sia piccola ( ciò che non presenta nessun inconveniente 

 speciale ; la sensibilità dipendendo solo dalla forza elettromotrice 

 della pila, non ne verrebbe punto alterata) ed usando vasi della 

 forma già usata da Kohlrausch e Grotrian cioè costituiti da due 

 larghi tubi riuniti da un tubo ad U di sezione molto minore : 

 così l'alterazione del liquido essendo piccola ed inoltre diffusa su 

 un largo elettrodo è senza influenza sensibile (ciò di cui m'assi- 

 curai colla esperienza) sulla resistenza costituita in massima parte 

 dal tubo più stretto. 



Nel caso di sali che depongono prodotti insolubili, l'esperienza 

 mi convinse presto che ciò era insufficiente, e conviene ricorrere 

 ad un artificio come sarebbe circondare l'elettrodo con un largo 

 tubo di vetro con fondo di carta pergamena (il tubo di vetro 

 potrebbe essere sostituito dalla ripiegatura della carta), ed in 

 questo vaso poroso mescolare una piccola quantità di un sale che 

 impedisca tale deposizione. Così p. es. mescolando alla soluzione 

 di cloruro di calcio un poco di cloruro di zinco disciolto . es- 

 sendo la densità della corrente piccolissima, lo zinco si depone 

 invece della calce, e d'altra parte, opponendosi la corrente al- 

 l'uscita dal vaso poroso del catione che tende invece a trasportare 

 sul catodo, ed essendo l'anione lo stesso nei due sali, non si ha 

 da temere che il sale aggiunto esca dal vaso poroso dove l'al- 

 terazione della resistenza è trascurabile . a causa della sezione 

 molto grande relativamente a quella del tubo stretto. 



2. Sul metodo del ponte di Wheatstone applicato alla 

 misura dello resistenza dei liquidi. Cercando i mezzi di au- 

 mentare nel metodo ora descritto la sensibilità (del resto abba- 

 stanza grande ) . e di eliminare possibilmente gì' inconvenienti , 

 pensai di introdurre nel reoforo o una forza elettromotrice che 

 tende ad inviare in 7t ed B' una corrente contraria a quella 

 della forza elettromotrice principale; come è noto, e d'altronde 

 è facile a dimostrare, neppure in tal caso al chiudere del tasto 

 varia la differenza di potenziale dei punti B e T) quando sia 

 verificata la solita relazione. 



Ciò aumenta la sensibilità, ed era naturale poscia di sopprimere 

 la pila che trovasi nel circuito AB C D , e giovarsi unicamente 

 della pila del reoforo p ; si è così condotti dal metodo di Mance 

 a quello di Wheatstone ; però con la modificazione di staccare il 

 reoscopio appena chiuso il tasto e sostituire al galvanometro . che 



