-i II .i-m DELL*! LBTTBOMETRO ECl . 34 I 



misura l< i quantità di elettricità . l'elettrometro, che misura le 

 differenze di potenziale, È evidente che questo metodo presenta 

 non lievi vantaggi su quello del Mance, giacché non si hanno più 

 ne variazioni nella posizione dell'ago, né alterazione, né possibile 

 riscaldamento del liquido : mi pare anche che presenti non lievi 

 vantaggi sul metodo usato dal Kohlrausch, giacche non richiede 

 l'uso d'uno speciale apparecchio d'induzione, ed invece dell'elet- 

 trodinamometro, strumento il cui uso non è privo d'incomodi, ed 

 è non molto frequente, si adopera l'elettrometro a quadranti, stru- 

 mento d'un uso assai comodo che non richiede una speciale stabilità 

 di locale ; e che. con una disposizione di reofori identica o quasi 

 a quella attuale, si presta con altrettanta facilità alla determi- 

 nazione della forza elettromotrice delle coppie e di quella di 

 polarizzazione a circuito chiuso. Credo inoltre che in questo me- 

 todo, non meno che in quello del Kohlrausch, sarebbe possibile 

 l'uso del telefono invece dell'elettrometro. 



Riservandomi di fare ulteriori studi sull'applicazione di questo 

 metodo e sulla ><>>tituzione del telefono all'elettrometro, dirò solo 

 che ho fatto delle esperienze per vedere se e fino a che punto 

 possa considerarsi come trascurabile l'influenza della polarizzazione 

 prodotta dalla corrente che attraversa per un istante l'elettrolito. 

 Il caso non è essenzialmente diverso da quello del metodo di 

 Mance, e solo le variazioni della polarizzazione avvengono in senso 

 contrario. L'elettrolito, finche il tasto è aperto, non è attraver- 

 sato da corrente e quindi non ha polarizzazione : chiudendo il tasto 

 per un istante viene attraversato da una corrente che aumenta la 

 polarizzazione, ed anche in questo caso essa tende a deviare l'ago, 

 come se la resistenza del liquido fosse maggiore della vera. Per 

 vedere fino a che punto è insensibile tale influenza usai il metodo 

 già seguito pel metodo di Mance, cioè osservai se l'introduzione 

 in uno dei reofori di un voltametro a lamine di platino platinate 

 in acqua acidulata con acido solforico . di resistenza trascurabile 

 rispetto a quella del reoforo, producesse effetto sensibile. Essendo 

 la superficie delle lamine di circa 1 ó cui 2 . e la resistenza cal- 

 colata del voltametro appro--imativaniente di 0.1 di U. S. , ed 

 essendo fi = B' = 4o0 . r = r'=100 usando 3 coppie ad acido 

 cromico un po' esauste, ed accusando l'elettrometro chiaramente 

 una variazione di 0,001 nella resistenza di uno qualunque dei 

 reofori, l'introduzione del voltametro in fi non produsse effetto 

 sensibile . 



