sull'uso dell'elettrometro ei i . 348 



non ritornava allo zero se non Lentamente e in modo imper- 

 fetto. Da ciò potrà forse venire qualche inesattezza nella misura 



delle piccole deviazioni e forse sarebbe stato più conveniente un 

 elettrometro come quello di Branly, in cui si sarebbe potuto 

 osservare anche solamente un accenno ad mia deviazione in un 

 senso. 



Per avere una discreta sensibilità l'angolo della sospensione 

 bifilare era ridotto assai piccolo , ma non quanto sarebbe stato 

 possibile. L'ago dell'elettrometro era in comunicazione col polo 

 d'una pila Zamboni di 350 elementi costruita nel 1870, l'altro 

 polo comunicava col suolo ; ponendo i due quadranti in comu- 

 nicazione coi due poli di una Danieli s'aveva una deviazione di 

 110 divisioni di cui si apprezzava con facilità il decimo ; questa 

 deviazione si ri duceva invece a 4 divisioni quando l'ago era in 

 comunicazione con un polo di due Bunsen, di cui l'altro comu- 

 nicava col suolo . per cui si può ritenere che la forza elettro- 

 motrice della pila secca fosse approssimativamente di 50 Bunsen. 

 Come vedesi la sensibilità era discreta, ma non eccessiva, e non 

 sarebbe stato difficile né molto incomodo raddoppiarla o triplicarla 

 usando una pila secca d'un numero doppio o triplo di elementi, 

 e pur non volendo diminuire maggiormente l'angolo della sospen- 

 sione bifilare. 



L'elettrometro sebbene inizialmente fosse stato regolato come 

 è necessario nelle misure di potenziali , presto o per flessione 

 della mensola su cui stava o per altre cause non lo era più ; 

 così le deviazioni prodotte da una Danieli erano di 110 divisioni 

 a destra, di 107 a sinistra, quindi spostamenti uguali dell'ago, 

 a destra o a sinistra indicavano variazioni di potenziali non 

 affatto uguali, ma differenti di qualche centesimo ; ciò però nel 

 nostro caso non ha influenza sensibile, che del resto sarebbe 

 stato facile calcolare. 



Per chiudere il reoforo p e quasi simultaneamente separare 

 l'elettrometro usai presso a poco la disposizione già usata nella 

 misura della forza elettromotrice e resistenza delle coppie. Un 

 piccolo bilanciere è formato da due bracci metallici isolati l'uno 

 dall'altro e in comunicazione uno col punto B l'altro col punto C 

 del circuito. Il primo, che chiamerò anteriore, nella posizione or- 

 dinaria riposa su una colonnina metallica, isolata, ed in comuni- 

 cazione con una coppia di quadranti dell'elettrometro . mentre 

 l'altra coppia è permanentemente in comunicazione col suolo. 



