-i l l'i SO DEI i 'l LETTBOMETRO ECC. 353 



Si ha così la forza elettromotrice di polarizzazione, senza aprire 

 il circuito, ciò che lascia Bempre adito al dubbio che nell'in- 

 tervallo per quanto piccolo d' apertura d< I circuito aia variata 

 la quantità che si vuol misurare. Adottando pel tasto, ove oc- 

 corra, una conveniente disposizione perchè il reoforo r , non rimanga 

 chiuso che per un brevissimo istante la perturbazione causata 

 nel passaggio della corrente per la chiusura del nuovo circuito 

 può essere insensibile, e si possono quindi studiare le varie fasi 

 per cui passa la polarizza/ione crescendo la durata del passaggio 

 della corrente Essendo nota la resistenza totale è quindi nota 

 anche l'intensità della corrente . la sua densità su ciascun elet- 

 trodo, come sono note del pari le resistenze della coppia e del- 

 l'apparecchio di polarizzazione, e ciò senza che occorra alcuna 

 determinazione supplementare. 



Nel caso che si voglia sperimentare con correnti intense, o 

 con apparecchi di polarizzazione di gran resistenza, gioverà porre 

 questo nel reoforo B o B , anziché in /, giacche è noto che per 

 avere sensibilità devono essere r ed r piccoli rispetto B ed I: . 

 o al più uguali. 



Come saggio d'applicazione del metodo estraggo da una serie 

 di esperienze sulla polarizzazione di elettrodi di piccola superficie, 

 che non potei fin adesso condurre a termine , le seguenti espe- 

 rienze sulla polarizzazione dello zinco nell'acqua acidulata e nel 

 solfato di zinco, esperienze che sebbene richiedano di essere estese 

 e completate, pure non mancano d'interesse. 



Volendo determinare la polarizzazione di un solo elettrodo . 

 sia per l'ossigeno che per l'idrogeno, usai come uno degli elet- 

 trodi una lamina di zinco di 38 cm" di superficie per ciascuna 

 faccia, e per altro elettrodo un filo di zinco di 3,3 mm. di dia- 

 metro coperto da un tubo di vetro e ceralacca, lasciando libero 

 un tratto di 4,5 mm. all'estremità, cosicché la superficie dell'e- 

 lettrodo era di 55 mm'. In tali condizioni, poiché la polarizza- 

 zione diminuisce al crescere della superficie dell'elettrodo, si può 

 ammettere che la polarizzazione della lamina sia trascurabile di 

 fronte a quella del filo, e ritenere che la polarizzazione dell'in- 

 tero apparecchio sia composto unicamente da questa ; occorrendo . 

 si potrebbe anche fare l'opportuna correzione (1). 



(1) Si potrebbe anche poi-tare da >-' in r, o da Bf in H solo una parte del- 

 l'apparecchio di polarizzazione, ossia immergere nell'aerina acidulata del vol- 

 Atti /?. decadi. - Parte Fisica - Voi. XVII. 24 



