380 A. R01T1 



Adunanza «lei 30 Aprile 18S2. 

 PRESIDENZA DEL SIG. COMM. SENATORE E. RICOTTI 



Il Socio Naccari presenta e legge il seguente lavoro del si- 

 gnor Prof. Antonio Roiti . Corrispondente dell'Accademia : 



METODO 



DETERMINARE L' OHM . 



Nel 1874, come si trova indicato al § 12 de' miei studi 

 sull'azione elettromotrice dei solenoidi neutri (1), mi era venuto 

 in mente un modo di prendere la misura assoluta delle resistenze 

 elettriche, che ho poi trascurato di applicare per non aver avuto 

 in pronto gli strumenti necessari. Ma ora, che la determinazione 

 àeWoJtm è, come si dice, all'ordine del giorno, stimo opportuno 

 di riprendere quel concetto, quantunque vi abbia già ricorso, al- 

 meno in parte, anche il Prof. Rowland (2), quando nel 1878 

 verificò alcune copie del campione di resistenza costruito sotto gli 

 auspici dell'Associazione Britannica. 



Egli misurava colla bussola delle tangenti l'intensità i d'una 

 corrente primaria che circolava in un rocchetto, e deduceva dal 

 primo impulso d'un galvanometro l'intensità q della corrente in- 

 tegrale indotta in un secondo rocchetto all'atto che invertiva quella 

 corrente primaria. La resistenza del circuito indotto era data dalla 

 forinola 



JR = 2 M -, , 

 9 



(1) Nuovo Cimento, S. 2, voi. XI, pag. 55. 



(2) Journal de Physique, voi. Vili, p. 246. 



