METODO PEB DI il I.MINAKK \,'oini 381 



dove M è il coefficiente d'induzione mutua dei due rocchetti, ed 



il rapporto -, viene espresso in funzione dei coefficienti « li riduzione 



7 

 dei due reometri, del decremento Logaritmico e della durata ili 

 oscillazione del galvanometro. 



Stando alle mie idee del 1874, avrei adoperato, invece del 

 rocchetti» induttore, un solenoide neutro; ed invece del rocchetto 

 indotto, un circuito qualunque che fosse stato concatenato un certo 

 numero ili volte con esso solenoide. Per tal modo L'espressione 

 del coefficiente d'induzione mutua diventa semplice quanto mai 

 in funzione delle dimensioni lineali del solo solenoide inducente. 



Avrei voluto anche emanciparmi dal fare delle misure assolute 

 d'intensità, clic trascinano con sé delle determinazioni e correzioni 

 alquanto complicate: e però avrei pensato di adoperare il me- 

 desimo reometro per entrambe le quantità d'elettricità, facendovi 

 passare una successione di correnti d'apertura (o di chiusura) ad 

 intervalli piccoli rispetto alla durata d'oscillazione del magnete, 

 così da poterne osservare la deviazione definitiva anziché l'im- 

 pulsiva. 



Sia 7 la quantità totale di elettricità che circola nel galva- 

 nometro ad ogni apertura dell'inducente . e sia » il numero di 

 tali aperture in un secondo : sarà come se nel galvanometro pas- 

 sasse una corrente costante d'intensità: 



I=nq . 



Ma se la corrente primaria ha l'intensità > . ed il circuito 

 indotto ha la resistenza r ed è concatenato fi volte col solenoide : 

 e se il coefficiente d'induzione mutua fra questo e quello è fi L . 

 sarà : 



u. L 



e però : 



t tg a. 



( 1 ) r = >ì u. L — — n u. L — = . 



I ' te fi 



trattandosi d'una bussola delle tangenti 



Sarà forse malagevole il rendere 7" ed r dello stesso ordine 

 di grandezza in maniera che le deviazioni y. e ; 3 corrispondano 

 oirca allo stesso grado di sensibilità del reometro. Ma allora . 



