382 A. EOITT 



invece di misurare tutta la i . si potrà misurarne una derivazione ; : 

 p sarà : 



M'H) 



se e e è rappresentano le resistenze de' due rami derivati. In 

 tal caso la (1) assume la forma : 



=.^(i + i)i ; 



la quale diventa ancora più semplice se si prende 



(2) r = b + c , 



perchè si riduce a : 



b = n fi L - . 



.1 



E, disponendo convenientemente di L . n . v. . si potrà rendere 

 anche : 



(3) ;.-... j = l , 



in guisa che basterà un semplice galvanoscopio, e risulterà : 

 (4) h—ntj.L. 



dove L ha la dimensione d'una linea . /> è la reciproca di un 

 tempo , e jti è un numero. 



Eiepilogando . ecco come si dovrebbe procedere: 

 Unire [vedi la figura alla pagina seguente] uno dei reofori P 

 della pila direttamente col punto di derivazione A . e l'altro Q 

 unirlo col punto B mediante il filo del solenoide neutro 8. Pren- 

 dere per rami derivati fra A e B la resistenza h . che si vuol 

 determinare . e la resistenza e costituita dal galvanoscopio G e 

 dal filo C da concatenare col solenoide. E leggere la deviazione 

 prodotta dalla corrente costante j. 



Poi sostituire . mercè rapido commutatore . alle comunicazioni 

 di P e Q con A . quelle di P e Q con un filo F di resistenza 



bc , 

 . in guisa Hip non abbia a variare per tale commutazione 



