GRADUAZIONE DELl/OFTALMOBIETRO D] HELMHOLTZ ^8f> 



deirimmagine oftalmoscopica rovesciata, alla micrometria ed alla 

 telemetria. Egli è per ciò che . esteso l'ufficio delle Lamine de- 

 riatrici, ho creduto argomento di non lieve importanza L'occuparmi 

 in mudo speciale della graduazione del sistema. 



Per la graduazione deH'oftalmometro di Helmboltz , si co- 



^ 



aoscono due metodi: uno empirico, l'altro razionale. 



1° Metodo empirico. — Consiste nello sdoppiamento , per 

 mezzo dello strumento, di dimensioni conosciute, come ad esempio 

 delle divisioni di una scala a decimi di millimetro situata sul- 

 l'asse dello strumento a qualsiasi distanza dal piano in cui giacciono 

 inizialmente le lamine deviatrici. Si costruisce poscia una tavola 

 scrivendo accanto a ciascuna delle suddette dimensioni il corri- 

 spondente valore di sdoppiamento. Ciò fatto , la dimensione di 

 un altro oggetto sarà nota quando il valore angolare necessario 

 per lo sdoppiamento di questo oggetto corrisponda ad un valore 

 già trovato nello sdoppiamento delle dimensioni della scala mil- 

 limetrica e scritto perciò nella tavola. 



Nella pratica si usa l'istrumento per determinare la grandezza 

 di immagini riflesse della cornea, oppure di immagini capovolte 

 della papilla ottica e dei vasi retinici . ovvero sia di immagini 

 reali fornite da sistemi diottrici. Perciò le dimensioni, per le quali 

 occorre conoscere il corrispondente valore di sdoppiamento, variano 

 per lo più fra un decimo di millimetro e sei millimetri . benché 

 possano in casi speciali oltrepassare questi due limiti ; e siffatte 

 determinazioni sarebbero tuttavia sperimentalmente possibili, perchè 

 lo strumento dà il grado di rotazione delle lamine corrispondente 

 anche allo sdoppiamento di dimensioni minori di un centesimo 

 di millimetro e maggiori di nove millimetri. 



Poniamo il caso che si debbano solamente misurare tratti di 

 dimensione multipla di un decimo di millimetro e compresi fra 

 i limiti accennati di un decimo di millimetro e sei millimetri. 

 Seguendo il metodo empirico della formazione della tavola di 

 graduazione si dovranno eseguire 60 determinazioni ; ma gli angoli 

 di rotazione corrispondenti allo sdoppiamento di uno stesso tratto, 

 e quindi teoricamente equivalenti fra di loro, sono quattro, uno 

 per ciascun quadrante, epperciò ad una serie di sdoppiamenti di 



