APPARATO REOMETRICO A MASSIMA DEVIAZIONE I I '.» 



Raccolti ed ordinati i risaltati numerici relativi ad un grande 

 numero di osservazioni, reietti senz'altro lutti quelli che erano 



evidentemente alterati da errori Bperimentali troppo gravi, non 

 tardai ad accorgi -fini che, cos'i per le correnti più deboli da me 

 adoperate, come per quelle d'intensità molto considerevole, non 

 sarebbe stato possibile determinare le costanti j> e q in maniera 

 da rendere la forinola (1) atta a rappresentare in modo soddis- 

 facente i fatti. fi ciò era a prevedersi, poiché: 



1° Per correnti tanto deboli che la corrispondente devia- 

 zione massima dell'ago sin solo di qualche diecina di gradi, a 

 fine di ottenere questa devia/ione devesi abbassale di molto il 

 conduttore h e dello strumento, tanto da fargli quasi sfiorare il 

 vetro sotto il quale trovasi a pochissima distanza l'ago. In questo 

 caso è evidente che le condizioni teoriche, rispetto cui fu dedotta 

 la forinola ( 1 ) non sono più verificate , neppure in modo gros- 

 solano ; non si può più considerare come lineare la corrente che 

 attraversa il conduttore, e non è lecito ritenere come invariabile 

 la posizione dei poli nell'ago ; 



2° Per correnti troppo poderose il difetto di sensibilità del 

 procedimento si fa molto grave ; quand'anche la legge che col- 

 lega l'intensità della corrente colla deviazione massima fosse presso 

 a poco quella rappresentata dalla relazione (1). risulta dalle mie 

 sperienze che, se l'angolo <z è vicino a 90°, una piccola varia- 

 zione del suo valore importa una variazione notevolissima nel 

 corrispondente valore di /. Ne consegue che , ad ogni inesattezza, 

 anche lieve, che si commetta nella osservazione della deviazione 

 massima, quando il suo valore è molto grande , corrisponde un 

 errore, che può essere gravissimo, nella valutazione dell'intensità 

 di corrente. 



Per l'apparecchio rappresentato nella fig. l a , sul quale ho 

 istituite le mie ricerche, riconobbi che non si possono avere buoni 

 risultati quando le correnti, di cui si fa uso, imprimono all'ago 

 deviazioni massime inferiori a 20°, ovvero superiori a (35°. Le 

 intensità corrispondenti alle deviazioni comprese fra questi limiti 

 variano all' incirca fra una metà di ampère e dieci ampère. 



A cagione di quanto ora si è detto, per procedere alla determi- 

 nazione dei valori di p e di q relativi al mio apparato, mi sono 

 ristretto ad applicare il metodo dei minimi quadrati ai risultati 

 di sole 10 esperienze, scelte fra quelle che ho motivo di credere 

 più degne di fiducia. 



