512 G. ALBERTOTTI (JUNIOR) 



per la 2 S e la V determinazione . ricorrendo alla formola [1J 

 si ha : 



v o 

 X ~ v y 



Dietro siffatte considerazioni giunsi a costruire il sotto de- 

 scritto istrumento. E non occorre aggiungere die debbo al mio 

 Maestro Prof. Eeymond l'aver potuto disporre del tempo neces- 

 sario per questi studi, ed usare liberamente per tale intento dei 

 copiosi mezzi d' osservazione , da lui con tanta cura e criterio 

 raccolti in questo clinico laboratorio. 



Descrizione dello strumento. 



Lo strumento (V. fig. 2) , nel suo complesso consta dei se- 

 guenti pezzi : 



a) Un telaio metallico foggiato a scatola rettangolare nel 

 cui interno sulle pareti laterali sono imperniate le lamine de- 

 viatóri dell 'Oftalmometro di Helmholtz. delle quali l'asse di ro- 

 tazione si prolunga all'esterno in un tamburo graduato, su cui 

 si legge l'angolo di rotazione delle lamine ; le pareti superiore ed 

 inferiore sono libere — l'anteriore e la posteriore sono perforate 

 al centro da un'apertura circolare che si continua esteriormente 

 in un colletto dentro cui si invaginano i pezzi b) , e). Quando 

 l'angolo di rotazione è = 0°, esse giacciono in uno stesso piano 

 verticale e le loro faccie sono parallele ed equidistanti dalle 

 pareti anteriore e posteriore. La linea di divisione delle lamine 

 corrisponde simmetricamente alla metà delle due imboccature : 



distanza fra le due imboccature . . = ra ,13 



spessore delle lamine =0 m , 00509 



diametro del tamburo graduato . . = m ,06 

 larghezza app. delle suddivisioni in gradi = m ,0005 . 

 Con un nonio annesso e) si misurano i decimi di grado. 



b) Un breve tubo che entra a sfregamento nell'imboccatura 

 anteriore al quale si avvita il sistema obiettivo di un cannocchiale. 



e) Un breve tubo somigliante al precedente cui si avvita il 

 sistema oculare del cannocchiale. 



