514 G. ALBERTOTTI (JUNIOR) 



Bottini, egregio allievo della nostra Università, le seguenti serie 

 di esperienze, sdoppiando tratti di diversa grandezza a varie di- 

 stanze ed in condizioni diverse di rischiaramento. 



l a Sul viale da Torino a Rivoli, trasportando successiva- 

 mente la mira da 100 m a 200 m 2500 m (altezza dal suolo 



m. 1,30). 



cioò che consiste nel calcolare il rapporto del diametro dell'obbiettivo al dia- 

 metro del circolo oculare, rapporto, come .-i sa, uguale a quello - dei raggi 



ì~ 



uguale quindi all'ingrandimento (1). 



Per misurare il diametro dell'anello oculare mi valsi da principio del Di- 

 nametro di Troughton e Simms, ma difficilmente mi riusciva determinare il 

 punto preciso in cui il circolo oculare incominciava a restringersi, in virtù del- 

 l'aggiunta all'obbiettivo di cappelletti anulari messi allo scopo di eliminarne 

 la parte periferica inattiva e potere perciò misurare esattamente il diametro 

 dell' obbiettivo. Questa difficoltà costituisce 1' inconveniente principale di 

 tutti i micrometri a scala divisa, nei quali non sempre avviene che la di- 

 mensione del tratto che si vuol misurare coincida esattamente colle divisioni 

 del micrometro. Nel dinametro accennato per di più, i cambiamenti di di- 

 mensione del circolo oculare dovendosi leggere ai due capi del diametro, 

 che non possono essere veduti contemporaneamente, ne deriva che la diffe- 

 renza si presenta sotto un angolo della metà circa minore di quello sotto 

 cui si presenterebbe la dimensione reale d'aumento o di diminuzione del 

 diametro che si misura. Trattisi per esempio di misurare il diametro del 

 circolo oculare accresciuto o diminuito di un decimo di millimetro dalla 

 misura antecedentemente presa ; poniamo la circostanza favorevole, che cioè 

 i tratti della scala rappresentino decimi di millimetro e che i due estremi 

 del diametro del circolo coincidano esattamente con due divisioni della 

 scala — la differenza totale di un decimo di mm. sarà avvertita leggendo 

 successivamente ai due estremi del diametro la differenza parziale di un 

 mezzo decimo di mm.; l'occhio adunque deve adattarsi per una dimensione 

 più piccola di quella che corrisponde alla differenza totale — a meno che 

 si sposti la scala lungo il diametro finché un capo corrisponda nuovamente 

 ad una divisione, ciò che evidentemente provoca altre cause di errore. 



Ciò considerando, realizzai il concetto del Dinametro di Dollond (2), istru- 

 mento che non ebbe pratica applicazione a cagione delle difficoltà tecniche 

 di costruzione e di adattamento , servendomi con grandissimo vantaggio 

 dell'oftalmometro di Helmholtz, il quale si presta egualmente bene alla mi- 

 sura del circolo oculare virtuale dato dai cannocchiali ad oculare divergente 

 ed alla misura di quello reale dato dagli altri cannocchiali superando di gran 

 lunga i principali dinametri in uso sia per la speditezza come per la preci- 

 sione della misura. 



Per praticare la determinazione, basta disporre il cannocchiale da esami- 

 li) Fbbbabis G. — d. Fundamenlal-Eiycnschtiften d. dioptr. lustramente. Elementare 

 Darstellg. d. Gauss' schen Theorie u. ihrer Anwendg. Uebers. v. F. I.ippich. Lpzg., 79. 

 (2) Febbabis Ci., I. e. 



