SULl/lNFLl'ENZA DELL'eSTRACORRENTE. ECC. 283 



sulta costante tillor(|uaiulo si fa variare la resistenza del ramo 

 contenente il tasto o vi si introduce una forza elettromotrice in 

 un senso o neiraltro. Questo metodo sarebbe specialmente op- 

 portuno allorché si avesse una grandissima variabilità della forza 

 elettromotrice della coppia. 



Finalmente si vede facilmente che l'errore in discorso sarà 

 tanto minore quanto maggiore è la resistenza della coppia, essendo 

 allora tanto più piccola la variazione della intensità della cor- 

 rente. La sensibilità del metodo rimane invece inalterata, purché 

 siano r ed r^ piccoli rispetto ad li ed i?j , cioè le resistenze di 

 AB e DC, in una delle quali si trova la coppia, rispetto a 

 quelle ài AB q B G. 



Ho fatto anche delle esperienze per vedere se questa causa 

 d'errore avesse influenza sensibile nella determinazione della re- 

 sistenza dei liquidi col metodo da me proposto, cioè col ponte 

 di Wheatstone usando l'elettrometro invece del galvanometro, 

 e con un apposito tasto che permette di far passare la corrente 

 per un brevissimo istante, e separare Telettrometro dal circuito 

 immediatamente dopo la chiusura, ma prima dell'apertura del 

 tasto. Le esperienze dimostrarono, come era da prevedersi a causa 

 della piccola intensità della corrente che attraversa il liquido, 

 che l'influenza della estracorrente non era sensibile; la resistenza 

 del liquido era in queste esperienze di circa 400 U. S. 



APPENDICE. 



In una Nota precedente ho osservato come si possa col me- 

 todo del Mance determinare simultaneamente oltre alla resistenza, 

 la forza elettromotrice delle coppie quando si usi invece del 

 galvanometro l'elettrometro, la cui deviazione, che rimane co- 

 stante al chiuder del tasto , è in relazione assai semplice colla 

 deviazione che produrrebbe la forza elettromotrice della coppia. 



Una relazione assai semplice esiste anche fra la deviazione 

 che si avrebbe col galvanometro nello stesso caso e trovasi in- 

 dicata dal Maxwell nel suo trattato d'elettricità (voi. I, pag. 413), 

 per cui anche con questo strumento che è d'un uso piìi facile 

 e più comune si può ottenere lo stesso risultato. 



