284 G, GUGLIELMO 



Infatti essendo R ed B^ le resistenze dei rerdori AB , BC, 

 r ed r^ quelle di AD, BC, e e quella di AC, è facile 

 vedere, nel modo solito, che allorché è B : B^= r : r^ si ha la sem- 

 plice relazione E=:i (B-{-r-\- o i 1 -i- m) ) essendo E la forza 

 elettromotrice della coppia, i l'intensità della corrente che at- 

 traversa il galvanometro ed m il valore del rapporto B:By 

 Xel caso in cui w:= 1 , s'avrebbe i? = « (i? + r + 2 <5 ). 



Come vederi in questo modo si può ottenere assai facilmente 

 ed insieme la forza elettromoti ice e la resistenza della coppia, 

 percorsa da una corrente d'una intensità piccola o grande a se- 

 conda che si aumenta o diminuisce B, o che si aggiunge nel cir- 

 cuito che contiene il tasto una pila ausiliaria. 



Il Maxwell indica semplicemente la relazione e non pare 

 che adoperi questo metodo come misura della forza elettro- 

 motrice; infatti egli consiglia di ricondurre lago allo zero con 

 una calamita esterna, per rendere maggiore la sensibilità. 11 

 Lodge rimprovera inoltre a questo metodo, come fu proposto 

 dal Mance per la misura della resistenza delle coppie, che esso 

 a causa della grande intensità della corrente richiede l'uso d'un 

 galvanometro grossolano. 



Mi pare che usando nel modo solito il galvanometro con 

 una derivazione, questo possa essere delicato e preciso quanto 

 si vuole; inoltre usando una bussola a riflessione, per un gran 

 tratto della scala le deviazioni sono proporzionali alla intensità, 

 e quindi la sensibilità è per tutto quel tratto prossimamente 

 costante, mentre la misui'a della intensità della corrente può 

 farsi con precisione non piccola. 



Io ho avuto occasione di eseguire cosi parecchie determina- 

 zioni anche su coppie non molto costanti come sono le Bunsen 

 ad acido cromico, senza aver da lamentare ne la piccola sensi- 

 bilità, né irregolarità attribuibili alla polarizzazione. 



Un altro mezzo per ottenere la forza elettromotrice è quello 

 di rendere nulla la deviazione del galvanometro usando un gal- 

 vanometro differenziale e mandando iu uno dei circuiti una cor- 

 rente conveniente la cui intensità poi può essere determinata 

 direttamente sopprimendo la corrente nell'altro circuito , oppure 

 dedotta conosceado la pila ausiliaria e le resistenze del suo cir- 

 cuito. Meglio ancora si ottiene lo stesso risultato introducendo 

 nel reoforo BD che contiene il reometro una pila ausiliaria, o 

 meglio un tratto di circuito di questa pila, tale che la diffe- 



