?50 GALILEO FERKARIS 



nel numero del 15 aprile 1884, a pag. 344. In quella relazione 

 le esperienze sono descritte semplicemente colle seguenti parole : 



« Le misure sono state prese per mezzo di un elettrometro 

 a quadranti di Thomson coi metodi impiegati, qualche anno fa, 

 dal sig. Joubert in Parigi ». 



Ora il metodo del sig. Joubert , che è notissimo, è esposto 

 nella Memoria: Étiides sur les mnchines magneto-électriques pub- 

 blicata nelle Annales de VÈcole normale supérieure (2'' sèrie, 

 tome X, Mai 1881, Paris), ed è il seguente: 



Sieno Fj , F^ i potenziali delle due coppie di quadranti 

 dell'elettrometro e F il potenziale dell'ago; si ammette che, 

 detta /.■ una costante, la deviazione d dell'ago sia data da 



rf=Z-(F,-F,)(F-IiÌÌ) 



Se si mette l'ago in comunicazione con una delle coppie di 

 quadranti, in modo che si abbia Vr=zV^, risulta adunque 



^e^-^' 



Tale deviazione è indipendente dal segno di Fj — F, ; quindi 

 lo strumento adoperato in questo modo serve anche per le mi- 

 sure sulle correnti alternative, e dà la media dei quadrati delle 

 differenze di potenziali fra i due punti del circuito con cui 

 comunicano le due coppie di quadranti. 



Per misurare Tenergia spesa fra due punti di un circuito, 

 tra i quali non si abbia selfinduzione, il Joubert misura col de- 

 scritto metodo la media ( Fj — V.^f fra i due punti medesimi ; 

 misura similmente la media (Fj— F,')^ fra le estremità di una 

 nota resistenza lì , e calcola l'energia coU'espressione 



R ^ '' 



Era dunque naturale che si pensasse che cosi avesse operato 

 il Dott. Hopkinson, e quindi che io, enumerando gli sperimen- 



(*) Joubert, Memoria citata, pag. 138. 



