756 ANDREA NACCAEI 



stati calcolati col coefficiente di dilatazione del mercurio deter- 

 minato e calcolato dal liegnault, coefficiente, di cui s'è pur ser- 

 vito ne' calcoli il Bonetti. 



Non mi occuperei d'un valore, che differendo di circa 20 

 per cento da quelli dati da Fisici accuratissimi, dovrebbe sti- 

 marsi poco probabile , se non fosse che il Bonetti insiste sulle 

 precauzioni da lui prese per primo e fa parecchi appunti al 

 modo di sperimentare dei Fisici nominati. Io che ebbi la fortuna 

 di assistere alle esperienze del Prof. Kossetti su questo argo- 

 mento, e conosco la cura e la precisione con cui egli le eseguì, 

 non ho potuto ammettere che quegli appunti spiegassero la di- 

 vergenza. Invero il Bonetti dà grande importanza alla determi- 

 nazione da lui fatta del coefficiente di dilatazione del vetro anche 

 per temperature prossime a 0", e ciò infatti, supposto, ciò che 

 è molto improbabile, ch'esso varii grandemente in vicinanza di 0", 

 spiegherebbe ogni cosa. Secondo i numeri dati dal Bonetti per 

 i valori del coefficiente di dilatazione del vetro l'andamento di 

 questa al cresce) e della temperatura appare così bizzarro che un 

 numero grandissimo di esperienze sarebbe stato necessario per 

 accertarlo. E forse un dilatometro che si comportasse così irre- 

 golarmente non avrebbe dovuto venire adoperato in esperienze 

 di precisione. 



Pensando all'importanza che ha il valore della densità del- 

 l'acqua a 0", ho stimato opportuno di togliere il dubbio con 

 l'esperienza, cioè di determinare la dilatazione dell'acqua da 4 

 a 0^ evitando le cause d'errore che il Bonetti nota nelle altrui 

 esperienze e misurando la dilatazione del vetro da 0" a 4". 



Ho preso un dilatometro, la cui capacità era di circa 100 cm^, 

 il diametro del cannello era circa mm. 0,9. Il cannello era lungo 

 15 cm. circa; era diviso in parti di egual lunghezza, che erano 

 numerate dall'alto al basso. 11 peso del dilatometro vuoto era 



gr. 66,7497. 



Ho empito il dilatometro con mercurio accuratamente depu- 

 rato, e ve l'ho fatto bollire, stimando ciò necessario per cacciare 

 interamente l'aria. Certo il riscaldamento dà origine ad una dila- 

 tazione del vetro, cui segue un ristringiraento che si può prolun- 

 gare di molto , ma è facile difendersi da questa causa di errore. 



