DILATAZIONE DKLI/aCQIA 1»A 4 A 0° 757 



i'cr determinare la dilatazione dello strnmento fra due tem- 

 perature Ilo proceduto così. Collocato lo strumento in un cilindro 

 che conteneva mercurio, in modo che questo arrivasse ad altezza 

 poco inferiore al livello interno , io portava il dilatometro alla 

 più bassa delle due temperature e levava il mercurio eccedente 

 oltre una certa divisione del cannello. Pesava poi per avere la 

 massa del mercurio contenuto, dimetteva quindi il dilatometro 

 alla temperatura di prima e osservava con precisione il livello 

 del mercurio. Portava il dilatometro alla più alta delle due 

 temperature , fra le quali voleva operare , e levava il mercurio 

 eccedente riducendo il livello alla divisione di prima, indi pesava. 

 Così le due osservazioni, dalle quali dipendeva il valore del coef- 

 ficiente di dilatazione del vetro, venivano fatte a breve intervallo 

 e non c'era pericolo che la lenta variazione di volume dovuta 

 al riscaldamento del dilatometro avvenuto parecchi gioriii prima 

 alterasse i risultati. t/n"altra causa d'errore veniva resa inefficace 

 in tal modo. Se si toglieva il dilatometro dal mercurio, in cui 

 era immerso, il che per pesare era necessario, la pressione del 

 mercurio interno aumentava alquanto la capacità del dilatometro 

 e la grandezza di questo effetto dipendeva dal tempo , durante 

 il quale Fazione si esercitava. Parimenti se si immergeva nuo- 

 vamente il dilatometro nel mercurio, l'accennata dilatazione di- 

 minuiva con lentezza. Questi effetti non possono venir calcolati 

 e corretti; conviene evitarli. Si può ammettere ch'essi sieno evi- 

 tati, se le due osservazioni, dalle quali si deduce la dilatazione, 

 sieno fatte, come s'è detto, a breve intervallo, senza che mutino, 

 durante questo, in quanto alla pressione , le condizioni del di- 

 latometro. Tali precauzioni sarebbero forse superflue, se l'inter- 

 vallo di temperatura, per il quale si cerca la dilatazione, fosse 

 lungo, poniamo, 30": ma, volendo sceglierlo breve, qualora 

 quelle precauzioni si trascurassero, potrebbe darsi che gli errori 

 che si commettono per la difficoltà maggiore del problema spe- 

 rimentale superassero l'errore che s'avrebbe misurando la dila- 

 tazione per più lungo intervallo e ammettendone costante il coef- 

 ficiente anche per la temperatura più bassa. 



Sieno 



P e P, i pesi del mercurio contenuto nel dilatometro fino alla 

 divisione ìì rispettivamente alle temperature te t^\ 



