im Sommer 1904 auf die biologischen Verhältnisse der Elbe bei Hamburg. 59 
gelegt werden. Für Rädertiere kommen nur noch mindestens zwei Gramm, 
für Krebse, je nach Reichtum des Materials an solchen, größere Mengen 
Schleimpräparat zur Auszählung. Um möglichst genaue Resultate zu 
erzielen, zähle ich jetzt bei Fängen, die arm an Krustern sind, die 
Hälfte, unter Umständen auch den ganzen Fang aus. Weil es sich 
dabei aber um mindestens 50 bis 100 Gramm des schleimigen Zähl- 
präparates handelt, die 12 bis 24 große Zählplatten bedecken würden, 
muß eine zweckdienliche Konzentration des Krebsmaterials vorge- 
nommen werden. Zu diesem Zweck spannt man auf einen rechtwinkligen 
Holzrahmen von 12 = 18 Zentimeter lichter Seitenlänge ein entsprechend 
großes Stück Planktongaze Nr. 4, benetzt es gründlich mit Wasser 
und gießt nun langsam das genau gewogene Schleimpräparat (unter 
Nachspülen. des angewandten Mischglases mit reinem Quittenschleim) 
derart auf die Gazefläche, daß die Krebse möglichst gleichmäßig verteilt 
auf der Gaze liegen bleiben, während die Masse des Quittenschleimes 
samt den meisten übrigen Planktonten und fast allem Detritus durch 
die Maschen in eine untergestellte Schale abfließen. Sobald dies ge- 
schehen ist, wird das Gazestück mit dem Deckglas (Spiegelglas von 
einem Millimeter Dicke) bedeckt, dann mit diesem und dem Rahmen — 
das Deckglas nach unten — umgedreht, der Rahmen entfernt und an seiner 
Stelle die als Objektträger dienende Glasplatte aufgeleet. Nach aber- 
maligem Umdrehen hat man die auf der Gaze ausgebreiteten Copepoden 
oder Cladoceren zählfertig vor sich. Will man mit schiefstehendem 
Mikroskop arbeiten, so ist es nötig, die Deckplatte ringsum mit einer 
rasch hart werdenden Verschlußmasse aufzukitten.') An unserem Zähl- 
mikroskop (196 p. 166) habe ich das bildaufrichtende Prisma entfernt 
und dafür eine Vorrichtung zur Schiefstellung angebracht (Taf. Il). 
5. Zusammenfassung der Abänderungen und Neuerungen. Nach 
vorstehendem sind also folgende Abänderungen und Neuerungen in 
unserer Planktonmethode zu verzeichnen: 
1) Qualitative Streckenfänge für größere Fangfahrten. 
2) Beim quantitativen Fang des Planktons dient der Kessel der 
Planktonpumpe nicht mehr zum Abscheiden des Sandes, sondern 
zum gleichmäßigen Vermischen des Planktonfanges. 
53) Das Sammeln der Planktonten in Gazenetzen ist bei Quantitativ- 
fängen gänzlich weggefallen, an seine Stelle ist ausschließlich das 
Sammeln und Sedimentieren in großen Meßflaschen getreten. 
'!) Zum Verschluß bediene ich mich seit mehreren Jahren eines geschmolzenen 
Gemisches von 4 Teilen gelbem Wachs, 2 Teilen Fichtenharz, 1 Teil Talg, 1 Teil Terpentin. 
Dieses Gemisch wird heiß mit einem kleinen Pinsel aufgetragen. Beim Erkalten erhärtet 
es ohne spröde zu werden, und nach geleistetem Dienst läßt es sich leicht mit 
Messer oder Spatel wegnehmen. Die letzten Reste werden mit Benzin abgewaschen. 
Krebs- 
Zählpräparate 
