4 Chr. Jensen und H. Sieveking. 
Eine solche stellt man nach Engelmanns Angaben am besten so her, 
daß man sich aus Graphit oder Kohlenpulver und Gelatine Plättchen 
von — je nach dem Zusatz — beliebig hohem Widerstand und voll- 
kommener Elastizität herstellt. Engelmann erwähnt hier u. a., daß 
zehn Plättchen von etwa 0,2 mm Dicke und 1 cm Durchmesser, welche, 
fest zusammengeschraubt, einen minimalen Gesamtwiderstand von 20 9 
hatten, kontinuierliche Abstufungen bis auf mehr als 20000 N gestatteten, 
daß zehn ähnliche, mehr Gelatine enthaltende Plättehen Abstufungen 
zwischen einigen Hunderten und einigen Hunderttausenden 9 möglich 
machen. 
Nach semen Angaben folgen die Widerstandsänderungen den Druck- 
schwankungen sehr gleichmäßig, und bleibt ohne Einfluß der letzteren 
oder störender Erwärmung der Widerstand hinreichend konstant. Mit 
der Zeit ändert sich indes der Widerstand, da die Gelatine Wasser abgibt. 
Herr Prof. Engelmann teilte uns freundlichst mit, daß diese Änderungen 
meist nicht von Bedeutung seien, da der Apparat in erster Linie elektro- 
physiologischen Zwecken diene und der durchfließende Strom weder lang 
andauernd noch von nennenswerter Stärke sei. Engelmann wandte mit 
Vorteil auch Plättchen aus reiner Gaskohle an, die viel stärkere Ströme 
vertragen, aber auch nicht ganz konstant sind. Da die Widerstände 
nicht geaicht sind, bedarf man eines strommessenden Instrumentes. 
Gleichwohl werden diese Widerstandsschrauben, deren vorteilhafte 
Anordnung in bezug auf Raumersparnis ins Auge fällt, nach Engelmann 
außer in einigen physikalischen Instituten, u. a. bei Ostwald, in physi- 
ologischen Laboratorien, ferner in Holland vielfach in der ärztlichen 
Praxis verwandt. Benardes'!) konstruierte einen auf dem gleichen Prinzip 
beruhenden Rheostaten, bei dem durch Stöpsel die einzelnen Zylinder 
neben- oder hintereinander geschaltet werden konnten. Erwähnt seien 
noch der Graphitwiderstand von Askew?) und ein von Krebs’) zur 
Demonstration des Mikrophonprinzips konstruierter, dem vorstehenden 
ähnlicher Apparat. 
Eine äußerst interessante Anwendung fand das Mikrophonprinzip 
in dem von Edison erfundenen*) Mikrotasimeter, welches wohl das 
empfindlichste Instrument für Druckmessungen sein dürfte und welches 
nieht zu verwechseln ist mit dem Hughesschen Thermophon.) 
 F. d. Phys. 451. p. 657, El. World 13. p.254, West Electr. 4. p. 232, U.-S. 
Pat. Nr. 401405. 
2) F.d. Phys. 45 II. 657, El. World 14. 272, \West-Eleetr. 5. 214. U.-S. Pat. Nr. 412449. 
>) El. Rdsch. vol. 5 (18SS) p. 7—S, Z. f. phys. u. chem. Unt. 1. p. 170. 
») Chem. News vol. 35. Nr. 974. p. 56—5S, Nature XVIII. p. 365S—370, Ding]. 
Pol. J. Bd. 229 S. 266—267, Naturf. 11. p. 295—296, Sill. J. 35 p. 385, Mondes (2) 
vol. 46 p. 456--457, Zs. f. phys. u. chem. Unt. vol. 1 (13557) p. 136. 
°) siehe Ding]. Pol. J. 229 p. 147—152. 
