Anwendungen des Mikrophonprinzips. 5 
Edison benutzte die von ihm entdeckte Tatsache, daß der elektrische 
Widerstand von dünnen Platten bezw. Kügelchen aus gepreßtem porösem 
Kohlenstoff, z. B. Lampenruß, mit dem leisesten Druck variiert. Die 
geringsten Längenänderungen eines auf einen passenden Mikrophonkontakt 
drückenden Stabes geben sich kund durch den Ausschlag an einem im 
Mikrophonstromkreis liegenden Galvanometer. Für feinere Messungen 
wählt man die Wheatstonesche Brückenanordnung. Handelt es sich um 
Erwärmung des Stabes durch Bestrahlung, so wählt man selbstverständlich 
ein Material mit möglichst hohem Ausdehnungskoeffizienten. Edison 
gibt in erster Linie Hartgummi und dann Glimmer an. Handelt es sich 
um hygrometrische Untersuchungen, so wählt man am besten ein Stäbchen 
aus harter Gelatine, welches noch die Ausdehnung durch die Feuchtigkeit 
eines mehrere Zentimeter von ihm entfernten angefeuchteten Papierstückes 
anzeigen soll. Es läßt sich auch mit Hilfe dieses Prinzips, wie Andrew 
und Thomas Gray gezeigt haben,') sehr hübsch die Ausdehnung des 
Eisens durch Magnetisieren nachweisen. Gray schickte den Strom von 
drei Elementen durch die Spule eines Elektromagneten und beobachtete 
die Ausdehnung des als Kern dienenden Eisenstabes durch einen be- 
deutenden Ausschlag des im Mikrophonstromkreis liegenden Galvano- 
meters. Edison verband ein Tasimeter?) mit dem Teleskop, projizierte 
das Bild des Areturus auf den Hartgummistab und will dabei einen 
Galvanometerausschlag im Sinne einer Erwärmung erhalten haben, 
während die Nadel zurückging, wenn das Sternbild verdeckt wurde. 
Das Nämliche trat nach Edisons Angaben bei dem Rand der Sonnen- 
korona ein, nur daß dann der Lichtfleck die Skala ganz verließ. An 
dieser Feinheit sollen die Messungen während der Sonnenfinsternis vom 
2. Juli 1878 gescheitert sein, weil es nicht möglich war, den über die 
ganze Skala hinausweichenden Lichtfleck schnell genug in die Ruhelage 
zurückzubringen. Heutzutage dürfte nun in dem äußerst empfindlichen 
Einthovenschen Saitengalvanometer ein Instrument vorliegen, durch 
welches der eben angedeutete Übelstand vermieden werden könnte. 
Durch die Herabsetzung der bewegten Masse und des Trägheitsmomentes 
erfolgt das Zurückkehren in die Nullage nach Aufhören des Strom- 
durchganges sehr rasch, wovon wir uns ebenso wie von der großen 
Empfindlichkeit selber haben überzeugen können.”) Edison empfahl das 
Instrument — was neuerdings wieder von H. Kayser in seinem Hand- 
buch der Spektralanalyse angeregt wurde — zum Nachweis der 
Temperaturverschiedenheiten in den verschiedenen. Teilen des Sonnen- 
spektrums. Die bisherige Verwendung desselben im Dienste der Spektral- 
') Nature 18 p. 329. 
2, Sıll. J. XVII p. 52—55, 1879. 
®) s. Drud. Ann. 12 1903. p. 1059—1071 u. Phys. Zts. 1906. p. 115—122. 
