10 Chr. Jensen und H. Sieveking. 
Metlıode bestimmten Leitfähigkeitswerten überein. Roberts untersuchte 
auf die nämliche Weise Legierungen von Blei und Zinn, Silber und Gold, 
Kupfer und Zinn, wobei er fand, daß sich die erstgenannten den 
Matliiessenschen Leitfähiekeitskurven gut anschlossen, dagegen die 
Kupfer-Zinnlegierungen nicht. J. Bergmann!) prüfte die beiden von 
Hughes vorgeschlagenen Methoden, fand dieselben aber wenig geeignet 
für quantitative Messungen. So enorm empfindlich die Methoden nämlich 
sind, so leiden sie zum großen Teil an dem Übelstande, daß die Gesetze 
des Stromverlaufes in körperlichen Leitern nicht bekannt genug sind; 
auch ist es schwer, das völlige Verschwinden der Töne zu erreichen. 
In Gemeinschaft mit Oberbeck °) hat nun Bergmann versucht, den Apparat 
für exakte Messungen umzugestalten, was ihm aber nur für die Messung 
der Leitfähigkeiten sehr dünner Platten gelang. An Stelle des Telephons 
trat dabei ein Elektrodynamometer, an Stelle des Mikrophons ein von 
Bernstein angegebener akustischer Stromunterbrecher. Es mag schließlich 
noch erwähnt werden, daß es M. Wien‘) gelungen ist, die Leitfähigkeit 
zweier Metalle von beliebiger, aber gleicher Dimension und Form, 
miteinander zu vergleichen und ferner auch — bei Verwendung 
von Kugelform und Form runder Scheiben — die Leitfähigkeit nur 
aus den Dimensionen des zu prüfenden Materials und der Wirkung 
auf die Induktionswage zu bestimmen. Dabei wurde allerdings auch 
kein Mikrophon benutzt, sondern statt dessen eine Wechselstrommaschine 
oder ein Sinusinduktor. Auch ist die prinzipielle Anordnung eine total 
andere als bei dem Hughesschen Apparat, insofern als Wien eine 
Wheatstonesche Brückenanordnung mit zwei induktionslosen Widerständen 
und zwei Rollen benutzt, indem er erst das Gleichgewicht in der 
Brücke herstellt‘), dann durch Annäherung des zu prüfenden Leiters an 
die eine Rolle das Gleichgewicht stört und nun wieder durch entsprechende 
Änderung der drei übrigen Zweige Stromlosigkeit herstellt. 
An das Sonometer erinnert ein 1892 von de Place?) angegebener, 
„Schiseophone“ genannter Apparat. Derselbe bezweckt, Metallplatten ete. 
bezw.andere Materialien auf Sprünge, Risse, Hohlräume und derg]. zu unter- 
suchen. Die Metalle werden durch einen Schlagbolzen angeschlagen, und 
der dabei hervorgebrachte und je nach der verschiedenen Beschaffenheit 
wechselnde Ton wird durch ein Mikrophon dem Telephon im induzierten 
Stromkreis übermittelt. Inhomogenitäten irgendwelcher Art sollen sich 
nun durch Änderung der Schallstärke im Telephon erkennen lassen. 
') Untersuch. üb. die Hughessche Induktionswage, Dissert. Halle 1855. 
2) Wied. Ann. 31 p. 192—S12. 
3) Wied. Ann. 49 p. 306-346. 
1) Maxwell, Elektr. u. Magn. 2 $ 157. 
5) ©. R. 115 p. 582—584, F. d. Phys. 4SII p. 526—52". 
