40 Chr. Jensen und H. Sieveking. 
Preece') stellte Versuche über die Lautstärke einiger Mikrophone an, 
indem er bei einer künstlichen Leitung mit induktionslosen Widerstands- 
spulen und Kondensatoren bestimmte, wie groß das Produkt aus Kapazität 
und Widerstand sein muß, damit eine deutliche Sprachübertragung gerade 
aufhört. Des weiteren können wir uns hier nicht über diesen Gegenstand 
verbreiten, doch sei noch hingewiesen auf die Messungen von J. Cauro ?), 
welcher mit teilweise neuen Apparaten (Oszillograph, Mikrophonrelais usw.) 
die verschiedensten Faktoren untersuchte, die bei der Tonübertragung 
durch das Mikrophon in Frage kommen und die sich zum großen Teil 
auf den Einfluß beziehen, welchen Stärke und Höhe der Töne auf das 
Mikrophon ausüben. Erwähnt sei auch noch eine neuerdings von 
E. Wiersch veröffentlichte Arbeit über die Deutlichkeit akustischer 
Reproduktionen unter dem Einfluß der Eigentöne sowie über Membranen 
zur möglichst deutlichen Wiedergabe der Sprache.) An dieser Stelle sei 
schließlich auf das bereits erwähnte Einthovensche Saitengalvanometer®) 
hingewiesen, welches voraussichtlich noch große Dienste bei der Ver- 
gleichung verschiedener Mikrophone leisten und sich überhaupt mehr 
und mehr als ein sehr wertvolles Hilfsmittel für elektroakustische Unter- 
suchungen herausstellen dürfte. 
Zur Prüfung der richtigen Empfiudlichkeit des Mikrophonkontaktes 
schlug Hughes das Galvanometer vor. Die Schwankungen der Sprache 
wird das Galvanometer selbstverständlich nicht anzeigen. Ist aber der 
Druck zu gering, so werden leicht Unterbrechungen des Kontaktes 
durch die Schallschwingungen eintreten, so daß also die Galvanometer- 
nadel ausschlägt. Steigert man nun den Druck etwas, so werden durch 
das Galvanometer noch immer Stromunterbrechungen angezeigt. Im 
Telephon wird man relativ laute Töne vernehmen, aber die Deutlichkeit 
der Übertragung wird zu wünschen übrig lassen. Bei weiterer Druck- 
steigerung nimmt nach Hughes die Deutlichkeit nach und nach zu bis 
zu einem Punkt, wo bei möglichst großer Deutlichkeit und zugleich 
Intensität die Galvanometernadel stationär ist. Verstärkt man den 
Druck noch weiter, so sollen die Töne allerdings noch deutlich sein, 
aber schwächer und schwächer werden, bis bei einem gewissen Drucke 
das Mikrophon ganz unempfindlich ist. Man soll dieses Experiment 
bequem mit jedem einfachsten Mikrophon und einer Taschenuhr vor- 
nehmen können. Es ist ja selbstverständlich, daß direkte Strom- 
') s. E.T. Z. 13 p. 234, Handbuch „Das Telephon“ und E.T. Z. 15 p. 292. 
2) Eelair. eleetr. 19 p. 295—302, 333—337 u. 410—416, Journ. de phys. (3) vol. S 
p- 413 —416, Seances soc. frang. de phys. 1599 p. 55—56 u. 112—115, F.d. Phys. 551 
p. 655, Wied. Beibl. 23 p. 599. 
°®) Drud. Ann. Bd. 17 p. 999— 1004. 
') s. Phys. Zts. 1906 p. 115—122 u. Drud. Ann. 12 p. 1059—1071, 1903. 
