registrierballonaufstiege in Hamburg. Ss] 
die genannten Bedingungen sind eben nicht erfüllt: der Gummi des 
Ballons ist weder vollkommen elastisch noch ohne Poren und Löcher. 
Tritt durch diese während des Aufstiees das Gas allzuschnell nach 
außen, so verliert der Ballon noch schneller seinen Auftrieb, die Vertikal- 
geschwindigkeit wird bald kleiner, und der Ballon erreicht immer 
langsamer, zuletzt fast horizontal fortschwebend, seinen 
höchsten Punkt, den er ebenso langsam wieder verläßt. Ventilation 
ist in diesem Fall oben überhaupt nieht vorhanden, und wir er- 
halten gänzlich falsche, um 20 bis 30 und mehr Grad zu hohe 
Temperaturen, wie Aufstieg 1 und 9 offenbar zeigen (Tafel 1). Auch 
3 und 5 sind schon in geringer Höhe derartig beeinflußt. 
Bleibt die Anufstieggeschwindigkeit etwa konstant, was nach vor- 
lieoenden Erfahrungen eintritt, wenn sie mehr als 3 m. p. s. beträgt, 
so kommt der Ballon auch zum Platzen, und das Instrument fällt, ohne 
nur zeitweise ımventiliert zu sein, am Fallschirm (Aufstiege 5 bis 15) 
oder an einem zweiten kleineren nicht geplatzten Ballon, der wie ein 
Fallschirm wirkt, herab und zwar nach den Erfahrungen meist mit der 
Geschwindiekeit von 4 bis 5 m. p. s. (Nr. 6, 8, 14). Dünne Gaze- 
fallschirme lassen das Instrument schneller fallen (N. 7, 15, 15). 
Die Aufstieggeschwindigkeit betrug in den günstigen Fällen 4 bis 
5 m. p. 8: Wesentlich größere Geschwindigkeit wird man überhaupt 
schwer erreichen können. Für sehr zweckmäßig und nicht zu 
schwierig für einen geübten Ballonfahrer würde ich es halten, 
wenn man vom Freiballon aus 4 bis 5000 m Höhe Registrier- 
ballons hoch ließe: es würde eine bedeutend größere Vertikal- 
geschwindigkeit und Höhe damit erreicht werden. 
Eine größere Vertikalgeschwindigkeit als 5 m könnte man 
nach dem Platzen des Ballons beim Herabfallen des Instruments 
erreichen, indem man den Fallschirm sehr klein oder aus sehr dünner 
Gaze herstellt, wie dies bei einigen der Aufstiege hier geschehen ist. 
Die größte Geschwindiekeit, mit der bei einem der Hamburger 
Anfstiege das Instrument aus 17000 m Höhe herunterfiel, war 
13,2 m. p. s. Wahrscheinlich hat der Fallschirm versagt; das Instrument 
kam unbeschädigt in unsere Hände. Ein anderes Mal hat die Fußplatte 
des Instruments bei 9,5 m Fallgeschwindigkeit offenbar bei der Landung 
(Aufstieg 13) eine starke Durchbiegung erhalten. Die Aufzeichnungen 
waren in beiden Fällen gut. 
f) Nachteile zu großer Vertikalgeschwindigkeit. 
Andererseits müssen wir aber auch die Nachteile berücksichtigen, 
die eine zu große Vertikalgeschwindigkeit des Instruments für die Auf- 
zeichnung zur Folge hat. Ein Registrierthermometer braucht, wn die 
